XXVI, 2. Lebrun: La Methode rotative en Microscopie. 239 



II fallt ensiiite ajouter tous les points reperables indiques par 

 Tappareil daiis les surfaces angulaires a -\- h -\- c -\- d, 



On peilt aisement calculer ce nombre de points. 



Le diametre du cercle etant 15, Thypotlienuse du carre 

 ABcB = 212, d'oü il resulte cm -{- nB -= 212 — 150 = 62, 

 d'oü nB -= 31. 



La nouvelle table de microscope pourra donc donner sur la 

 distance nB?>l arcs de cercles , en progression de op ayant 900 

 points, jusqu'a 1 au point B. Nous pouvons par consequent prendre 

 la moitie pour moyenne et nous pourrons calculer que dans cliaque 

 angle il y aura 



450X31X4 == 55 800 points. 



Mais comme le cercle a dejii ete compte dans le premier calcul 

 et est par consequent coinpris dans le cbiffre de 270000, il ne peut 

 etre compte deux fois, il faut par consequent retrancher 3600 points 

 du total. 



Nous arrivons ainsi a etablir que la nouvelle table de micro- 

 scope peut reperer sur une surface de 15 mm de cöte: 



270000 + 55 800 = 325 800 — 3600 = 322 200 points ma- 

 tbematiques , tandis que d'apres la metliode actuellement en usage 

 on en obtient seulement 22 500. 



Ces cliiffres sont valables naturellement pour le centre meme 

 du disque ou pour toiit couvre-objet place au centre du cadre gradue 

 de la table. Le nombre diminuera au für et k mesure que l'on 

 s'eloignera du centre, mais sans jamais toutefois devenir inferieure 

 a celui fouriii par les tables <i coordonnees rectangulaires. 



Si donc l'objet a etudier est tres petit il y aura toujours avan- 

 tage a le placer vers le centre du disque, quand on voudra le reperer 

 avec certitude et rapidite. 



Les brancbes du diaphragme sur lesquelles les disques sont 

 places , regoivent aussi aisement les porte-objets rectangulaires em- 

 ployes actuellement, dans deux angles rectangles qiii s'appliquent 

 aux angles du porte-objet. Le milieu du porte-objet est donc toujours 

 place au milieu du cadre gradue a l'endroit qu'on peut reperer avec 

 la plus grande precision. 



La figure 12 represente le microscope portant un porte-objet 

 rectangulaire, qu'on peut remplacer par un disque m, a volonte. 



Nous donnons^ en outre, trois specimens de preparations obtenues 

 par notre methode. La ligure 2 represente une serie de coupes 



