242 Boeke: Über ein verbessertes „Kocking- Microtome". XXVI, 2. 



Über ein verbessertes „Rocking- Microtome". 



Hergestellt von der Firma Van der Stad in Amsterdam. 



Von 



Dr. J. Boeke 



in Leiden (Holland). 



Hierzu sechs Textabbildungen. 



Das von Caldwell erfundene „Rocking- Microtome", zuerst von 

 der Cambridge Scientific -Instrument Co., später von der Firma R. Jung 

 in Heidelberg nach den Angaben der Neapelschen zoologischen Station 

 in bedeutend verbesserter Ausführung angefertigt, hat entschieden 

 einen sehr großen Einfluß auf die Entwicklung der Mikrotechnik in 

 den letzten Dezennien ausgeübt. 



Mit dieser Mikrotomkonstruktion tat Caldwell einen besonders 

 glücklichen, fast genialen Griif, dessen Bedeutung man wohl einiger- 

 maßen ermessen kann aus dem Umstände, daß das „Rocking-Micro- 

 torae" jetzt, nachdem sich die Zahl der Mikrotomkonstruktionen un- 

 geheuer gemehrt hat, noch immer zu den beliebtesten Instrumenten 

 gehört. Sein einfacher, unverwüstlich starker Bau, seine besonders 

 einfache Handhabung, die Schnelligkeit, mit welcher es zu arbeiten 

 gestattet, sowie die in der besonderen Konstruktion, welche ein Spiel 

 zwischen den bewegenden Ilauptteilen absolut ausschließt, bedingte 

 Exaktheit seiner Funktion weiß jeder Mikrotechniker, der mit diesem 

 Instrumente arbeitet, zu schätzen. Jede Verbesserung dieses Mikrotom- 

 Typus, der so viel günstige Eigenschaften in sich vereinigt, ist des- 

 lialb mit Freude zu begrüßen. 



Die Firma Wed. C. van der Stad & Co. in Amsterdam hat, 

 zum Teil nach meinen Angaben, ein Rocking- Microtom konstruiert, 

 das gegenüber den üblichen Ausführungen wichtige Verbesserungen 

 zeigt und das bei billigem Preise so günstige Konstruktionselemente 

 besitzt, daß ich dasselbe wert achte einem größeren Kreise bekannt 

 , gemacht zu werden. Die allgemeinen Vor- und Nachteile des Rocking- 



