XXVI, 2. Lendvai: Apparat zum Schleifen des Mikrotommessers. 205 



befestigt wird. Auf die Glasplatte schmieren wir Schmirgelpappe, 

 welche von feinem Schmirgelpiilver und destilliertem Wasser bereitet 

 ist ; oder Wiener Kalkpappe, welche ebenfalls mit destilliertem Wasser 

 bereitet ist; oder Eisenoxyd. Dann ziehen wir das Messer öfter 

 (60- bis 70 mal) über die Glasplatte, die Schneide nach vorn ge- 

 halten, in solcher Lage, daß die Schneide des Messers zur Be- 

 wegungsrichtung senkrecht stehe. Mitunter besichtigen wir die Schneide 

 des Messers mit dem Mikroskop bei lOOfacher Vergrößerung, ob sie 

 entsprechend ist. 



Auf das Messer schleifen wir eine spezielle Facette von 20 bis 

 25 Grad. Das geschieht, indem man auf den Rücken des Messers 

 eine seitwärts geöffnete Eisenröhre appliziert, welche mit Schrauben 

 befestigt wird. Aus dem Diameter {d) der Eisenröhre und der Breite 

 des Messers (a) berechnen wir den Winkel der Facette («^ -\- cc^) : 



d 



= tg a^ == tg a.^. 



2a 



Die mit Schmirgel rauh bearbeitete Facette vervollständigen wir 

 mit Wiener Kalk, währenddem die Schneide des Messers feine Säge- 

 zähne bekommt. Das Messer ist um so perfekter, je feiner die Säge- 

 zähne bei lOOfacher Vergrößerung sind. 



Mit Eisenoxyd schleifen wir nur jene Seite der Facette spiegel- 

 dänzend, welche während des Schneidens auf Paraffin oder Celloidin 



gleitet. 



Das Messer wird in den Messerhalter so eingestellt, daß seine 

 Breite (a) mit der Wagerechten einen Winkel von a^ = a.-, Grade 



bildet. 



Zu diesem Zwecke eignen sich die mit Schraube bewegbaren 



und fixierbaren Messerhalter am besten. 



[Eingegangen am 10. März 1909.] 



