212 Suzuki: Einfache Entwässerungs- u. Härtungsvorriclitung. XXVI, 2. 



I. Die Entwässerungs- und zugleicli Härtungsvorriehtung. 



Der Apparat (vgl. Fig. 1) besteht aus einem am Boden mit einem 

 U- förmigen Röhrenabschnitt miteinander verbundenen Doppelglas- 

 zylinder (Gi^ 6^2) und einem gewöhnlichen Glaskolben (K) von etwa 

 300 bis 500 cc Inhalt. Die übrigen kleinen Hilfsvorrichtungen kann 

 man sich selber aus den für gewöhnlichen Gebrauch aufbewahrten 

 ^[aterialien des Institutes herstellen. Somit bildet der Doppelglas- 

 zylinder immerhin das Wesentlichste. 



Dieser Doppelzylinder besteht aus zwei Schenkeln : dem Zu- 

 fluß- (Gl) und Ablaufschenkel {G 2). Beide haben dieselbe Form 

 und Größe ; der Durchmesser jedes Schenkels mißt etwa 3 cm und 

 die Höhe 9 cm; dessen Inhalt umfaßt etwa 80 bis 100 cc. Man 

 kann aber je nach dem Zweck einen Doppelzylinder von beliebiger 

 Größe und Gestalt herstellen lassen; jedoch halte ich die eben an- 

 gegebene Form und Größe für den gewöhnlichen Gebrauch am ge- 

 eignetsten und handlichsten. Diesen Glaszylinder kann jede Fabrik 

 von Glasgegenständen sehr leicht für ganz billigen Preis herstellen. 



Der Ablaufschenkel hat ferner ungefähr 6 mm von dem oberen 

 Rande entfernt an der entgegengerichteten Seite ein nach abwärts 

 gekrümmtes Ablaufrohr. Dasselbe wird bei dem Gebrauch noch durch 

 einen kurzen Gummischlauch mit einem geknickten, in der Spitze in 

 ein feines Kapillar ausgezogenen Glasstück (A) verbunden. 



Der Glaskolben (K) dient als Füllflasche, indem man ihm um- 

 gekehrt nach bekannter Weise bei der Konstanthaltuug des Niveaus 

 im Wasserbade montiert. Man steckt nämlich durch den Gummi- 

 stöpsel des Kolbens zwei ungleich lange , dünne Glasröhren , so daß 

 das längere Rohr bei der Herabsetzung des Niveaus die Luft führt, 

 das andere kürzere läßt den Inhalt des Kolbens abfließen. Ferner 

 muß das längere Rohr so eingestellt sein , sobald der Stand des 

 Niveaus die gewünschte Höhe erreicht hat, daß es durch die herab- 

 geflossene Flüssigkeit dem Lumen derselben zugemacht wird. Da- 

 durch wird das Niveau stets in einer konstanten Höhe gehalten. 



Zum .Gebrauch des Apparates stopft man das U-förmige Ver- 

 bindungsstück (W) ziemlich fest mit entfetteter Watte; außerdem 

 füllt man den Boden (S) des Ablaufschenkels {G 2) mit dem mehr- 

 fach gefalteten Gazestück oder mit der Watte (auch Glaswolle) aus; 

 ich bediene mich dafür des mit konzentrierter Salzsäure begossenen 

 und nachher gut gewaschenen feinen Sandes, darauf noch eine dünne 



