XXVI, 2. L e b r u n : La Methode rotative en Microscopie. 



233 



Nous avons abandonne dans la suite l'usage des disqiies troues 

 pour faire des preparations permanentes , montees dans des milieux 

 resineux. Nous continuons cependant toiijours a nous servir de ce 

 statif (fig. 11) pour faire des preparations extemporanees , qui ne 

 demandent pas ä etre conservees. Au lieu de nous servir de porte- 

 objets rectangulaires de format anglais, nous avons toujours un disque 

 sur la table du microscope , sur lequel nous plagons les objets k 

 examiner, a la peripherie du disque. Ce dispositif nous rend de 



11. 



reels Services surtout pour l'examen d'objets tres longs, tels que 

 tenias, nematodes, filaires, algues qu'on peut enrouler et disposer en 

 cercle et en spirale. L'examen de ces objets qui auraient aupara- 

 vant necessite l'emploi de porte-objets d'une dimension exageree, trfes 

 difficiles ä manipuler, impossibles a laisser en place, s'opere au moyen 

 du disque avec la plus grande facilite , avec rapidite et dans des 

 conditions excellentes de stabilite. 



L'objet est amene dans toutes ses parties sous l'objectif en 

 combinant le mouvement produit suivant le rayon du disque, par la 

 vis situee ä droite de la table, actionnee par la main droite ; avec 



