380 



Berliner: Über ein verbessertes Geliirnmikrotom. XXVI, 3. 



Die Skaleneinteilung- reicht bis 50 Mikren ; jeder Teilstrich ent- 

 spricht einem Zalin des Schaltrades Seh. Dieses hat 250 Zähne, 

 die Mikrometerschrauben haben 0*5 mm Steigung, .mithin bedeutet 

 jeder Skalenstrich eine Hebung des Objekttellers um '2 Mikren. 



Mittels eines außerdem angebrachten Schaltrades mit entgegen- 

 gesetzt gerichteten Zähnen kann man mit Hilfe des Hebels H^ den 

 Rücktransport auf das Ausgangsniveau des Objektträgers vornehmen. 



2. 



Wir haben durch Montier ung des Objektträgers auf 

 drei Mikrometerschrauben, die zwangsläufig von der 

 zentralen Scheibe bewegt werden, die größt}mögliche Stabi- 

 lität dieses Mikrotomteiles erreicht. Hierin sehen wir eine wesent- 

 liche Verbesserung der bisherigen Konstruktionen. 



Auf die automatische Hebung des Objektträgers haben wir ver- 

 zichtet, da sie bei so großen Schnitten als Mittel zur Zeitersparnis 

 wolil kaum ins Gewicht fällt. 



Wie aus der Beschreibung hervorgeht , haben wir ferner auch 

 auf die Verstellung der Schnittebene aus der Horizontalen verzichtet, 

 da wir das Gehirn stets zwecks rascherer Einbettung in Scheiben 



