420 Briidny: Ein neuer Heißwassertrichter. XXVI, 3. 



besonders geeigneten , doppelwandigen , von Dampf durchströmten 

 Trichter (aus Glas) bedurften aber bisher eines besonderen Ge- 

 fäßes zur Dampfentwicklung, das mit dem eigentlichen Trichter ver- 

 bunden wurde. 



Bei dem nach meinen Angaben konstruierten Apparate sind jedoch 

 Dampfentwickler und doppelwandiger Trichter in einem Stück ver- 

 einigt. Da der Dampf aus den Löchern der inneren Trichterwand 

 heraus und an dem Glastrichter vorbeiströmen muß, so ist auch hier 

 der Forderung Genüge getan , daß sich zwischen Filterpapier und 

 AVasserdampf nur eine Glasschicht befinden soll. 



Der aus Kupfer angefertigte, annähernd sanduhrförmige Trichter 

 besteht aus einem unteren , zur Aufnahme und Verdampfung des 

 Wassers bestimmten Teil (Wasserraum), an den sich oben der Dampf- 

 raum, bzw. der doppelwandige Trichter anschließt. Die Innenwand 

 des Trichters trägt zahlreiche Löcher im Durchmesser von 2 mm 

 und findet nach unten ihre Fortsetzung in einem Kupferrohr, das 

 den Boden des Wasserraums w^ohl durchbohrt, aber nicht darüber 

 hinausgeht. In diesen durchlöcherten Trichter wird ein passender 

 Glastrichter eingeschoben. Durch vier kleine, zwischen den Löchern 

 der inneren Trichterwand nach der Spitze zu verlaufende Kippen 

 wird erreicht, daß zwischen dem Glas- und Kupfertrichter ein Hohl- 

 raum von wenigen Millimetern freibleibt. An die äußere Bodenfläche 

 des Wasserraums ist noch ein kurzes , weites Rohr angeschlossen, 

 das zur Aufnahme des zwischen dem Glas- und Kupfertrichter sich 

 bildenden Kondenswassers bestimmt ist und unten durch einen vom 

 Glastrichterrohr durchbohrten Gummistöpsel abgeschlossen wird. Es 

 entsteht aber auch bei längerem Gebrauche immer nur sehr wenig 

 Kondenswasser , so daß die Gefahr , daß dieses in den Agar ge- 

 langen könnte, hier ganz ausgeschlossen ist. 



Die Intensität der Erhitzung kann durch, einen verstellbaren, 

 nach Art der Bunsenbrenner konstruierten Flammenring reguliert 

 werden. Durch ein an die Wasserleitung angeschlossenes sogenanntes 

 „konstantes Niveau" wird die jeweilig verdampfende Wassermenge 

 sofort wieder ersetzt und somit ein ununterbrochenes Arbeiten des 

 mit Agarlösung gefüllten Trichters auch ohne Aufsicht ermöglicht. 

 Das dreifüßige Stativ trägt zugleich den Kupfertrichter und den 

 Flammenring, ist jedoch nur mit dem letzteren fest verbunden. 

 Während des Gebrauches wird der Glastrichter zweckmäßig mit 

 einem emaillierten Deckel überdeckt , um jeden Wärmeverlust zu 

 vermeiden. Der vollständige Apparat ist etwa 41 cm hoch. 



