XXVI, 3. Siedentopf: Über ultramikroskopische Abbildung. 



405 



hinteren Brennebene des Mikroskop - Objektives (Fig. 6) jedesmal 

 in demjenigen Punkte Dunkelheit auftritt , welcher einer zu der 

 Schwingungsrichtung im Polarisator parallelen Richtung im Fokus 

 des Objektivs entspricht, wenn wir die Schwingungsrichtung als senk- 

 recht zur Polarisationsebene stehend, annehmen. 



Man benutzt am besten Systeme homogener Immersion zu der 

 Beobachtung, durch die man einen Winkelbereich, der sich im Glase 

 von bis + 60^ ausdehnt, in der hinteren Brennebene auf einmal 

 übersehen kann. 



hintere 



Brennebene 



Mikroskop - 



Objektiv 



5. 



Beugungsscheibchen S 

 bei schief liegendem Deckglas D. 



6. 



Beugung an einem isotropen 

 Ultramikron. 



Jedes Goldteilchen verhält sich also wie eine linear polari- 

 sierte Lichtquelle, deren Schwingungen parallel zur Schwingungs- 

 ebene des Polarisators liegen. In der Richtung dieser Schwingungen 

 kann kein Licht emittiert werden — daher der dunkle Fleck — weil 

 das ja sonst auf longitudinale Schwingungen führen würde. 



Zur messenden Verfolgung dieser Erscheinung benutzte ich ein 

 Goldrubinglas, das von Hrn. Dr. Schaller im Glaswerk von Schott 

 und Genossen in Jena hergestellt war. Dessen grünes Licht ab- 

 beugende Teilchen waren relativ groß und besaßen eine durchschnitt- 

 liche Größe von etwa 100 juu. Sie erteilten dem Glase bereits 

 einen grünen Schimmer, wenn man es im auffallenden Licht vor 

 dunklem Hintergrund betrachtete. Der Brechungsexponent des Glases 



