408 Siedentopf: Über ultramikroskopische Abbildung. XXVI, 3. 



feinen Spaltes entworfen wurde, der mit Wechselstrombogenliclit von 

 50 Perioden pro Sekunde beleuchtet war. Die Leiter links auf der 

 Tafel bildet diese Zeitmarke. Die Sprossendistanz entspricht also 

 Y-Q Sekunde. Das ganze Sehfeld von oben nach unten wurde in 

 drei Sekunden von jedem Punkte der Platte zurückgelegt. Das Ob- 

 jekt, die Ag.-Teilchen, war natürlich mit Gleichstrombogenlicht be- 

 leuchtet. Festliegende Teilchen geben einen geraden vertikalen 

 Strich, vgl. den schwarzen Strich ebenfalls links auf der Tafel. Die 

 lineare Vergrößerung im Mikrophotogramm ist dreihundertfach. 



Dieses Abbildungsverfahren der Brown sehen Molekularbewegung 

 ermöglicht weiterhin einen sehr bequemen Vergleich mit der von 

 Einstein und von Smoluchowski (29) aufgestellten kinetischen Theorie 

 derselben, den ich aber anderen überlassen muß (30). Jedenfalls 

 zeigen schon für den freien Anblick der Tafel die ganz unregel- 

 mäßigen Schwingungen der Teilchen deutlich genug, daß auch in 

 den kleinen Zeitelementen von ^j^^ Sekunde und darunter der von 

 der kinetischen Theorie geforderte Zufall die Schwingungen regiert. 



Anhang. 



(Literatur und Anmerkungen.) 



1) Siedentopf, H. u. ZsiGMONDy, R., Über Sichtbarmachung und 

 Größenbestimmung ultramikroskopischer Teilchen, mit besonderer An- 

 wendung auf Goldrubingläser (Ann. Physik [4] Bd. X, 1903, p. 1—39. Vgl. 

 auch Druckschriften der optischen Werkstätte von Carl Zeiss, Jena 

 Signatur M. 229). 



2) Siedentopf, H., Über die physikalischen Prinzipien der Sichtbar- 

 machung ultramikroskopischer Teilchen (Berl. klin. Wochenschrift, 1903, 

 No. 32, 7 pp.). 



3) Gebhardt, W., Aus optischen und mechanischen Werkstätten I. 

 (Diese Zeitschrift Bd. XXIV, 1907, p. 400—401. Vgl. auch Druckschriften 

 von Carl Zeiss, Sign. M. 228). 



4) CzAPSKi, S. in Winkelmanns Handbuch der Physik, 2. Aufl. 

 Bd. VI, 1906, p. 348, sub. b. 



5) Andre, Ch., Etüde de la diffraction dans les Instruments d'optique ; 

 son influence dans les observations astronomiques. These de doctorat, 

 Paris 1876, p. 8. 



6) Andre, Ch., ibidem, p. 24. 



7) Gaidukov, N., Über die Anwendung des Ultramikropes nach Sieden- 

 topf und des Mikrospektralphotometers nach Engelmann in der Textil- 

 und Farben-Industrie (Zeitschr. angew. Chemie Bd. XXI, 1908, p. 393—400). 



8) Siedentopf, H., Die Vorgeschichte der Spiegelkondensoren (Diese 

 Zeitschr. Bd. XXIV, 1907, p. 382—395). 



