424 Halle: Über die Methoden der Härtemessung. XXVI, 3. 



niveaii des coiipes. De plus , on peut mettre uo grand nombre de 

 coupes a la fois dans le meme flacon, ce qui a son avantage, quand 

 on doit traiter des trente a quarante coupes dans une apres - midi ; 

 on peut ainsi faire la division de son travail. — Dernier avantage, 

 chacun peut se faire lui-meme ce dispositif ce qui ecarte toute de- 

 pense supplementaire. 



Dans les laboratoires d'anatomie patholog'ique on est toujours 

 force d'avoir a faire un grand nombre de coupes. L'emploi de ce 

 dispositif facilite et accelere la besogne, la rend sür, sans nuire a la 

 minutie de l'operateur. I\ nous a paru utile de la communiquer. 



[Eingegangen am 10. Oktober 1909.] 



Über die Methoden der Härtemessung. 



Von 



Bernhard Halle 



in Steglitz. 



Herr Dr. Pösciil beschreibt in Bd. XXVI, Heft 1, p. 104 bis 

 110, eine Methode der Härtemessung, die sich der SEEBECKSchen 

 anlehnt und die auch bereits von Mohs zur Aufstellung seiner Härte- 

 skala angewendet wurde. Sie beruht auf dem Ritzverfahren. Das 

 fest montierte Mineral wird durch eine Schlittenführung in eine 

 horizontale hin- und hergehende Bewegimg versetzt und mit einer 

 über der Schlittenbewegung angebrachten Diamantspitze geritzt. Die 

 Härte wird bestimmt: 



1. Konstante (kleine) Belastung der Spitze. Härte wird be- 

 trachtet als proportional der Abnutzungbewegungen, bis ein (sicht- 

 barer) Ritz eintritt. 



2. Konstante (große) Belastung der Spitze. Härte umgekehrt 

 proportional dem Gewicht, welches das Mineral zieht. 



3. Härte proportional dem Gewicht, welches auf die Spitze wirkt. 

 Diese Methode hat neben iliren Vorzügen indes verschiedene 



Nachteile, die mich veranlaßten eine andere aufzusuchen. So wird 

 man bei Auswahl der Diamante selten einen solchen herausfinden, 

 dessen Spitze sich auf die ganze Dauer der Prüfungen ungeschwächt 



