— 1260 — 



:ч'6рен]яыъ (напр.. зв'Ьздныхъ параллаксовъ п т. п.) пос11.!1п, почты исключи- 

 тельно, платонпческ1Й характеръ, что можно объяснить, между прочимъ, 

 какъ трудностью подбора вполнгь пртодныхъ для такпхъ пзсл'Ьдован1й фото- 

 граФпческпхъ снимковъ, такъ, можетъ быть, и гЬмъ обстоятельствомъ. что 

 необходимое тонкое стереоскопическое зр'Ьше развито далеко не у всЬхъ 

 лицъ и, во всякомъ случай, требуегь изв^стнаго упражнения ^). 



Только недавно профессору Мах "N^"01^ въ ГейдельбергЬ удалось иллю- 

 стрировать полную пригодность и чувствительность метода, найдя п точно 

 изм^ризъ, на своихъ снимкахъ, собственное двнжен1е 1 2-п слабыхъ звйздъ, и 

 при тоиъ за проыежутокъ времени всего въ 14 лЬтъ (Аз^г. NасЬг. №4101). 

 Надо заметить при этомъ, что изсл^дованные пмъ снимки были сдЬланы 

 короткоФокуснымъ объектпвомъ (2^=808""') п. сл'Ьдовательно, пм^ли очень 

 мелшй масштабъ. 



Въ настоящей стать-Ь я им'Ью ц-Ьлью изложить некоторые результаты 

 моихъ изсл^дован^й въ этомъ же направлен1п, полученные съ помощью стерео- 

 компаратора 2е188 № 1640, принадлежащаго Пулковской Обсерватории. 



Не останавливаясь на подробномъ описан1п прибора, укажу только 

 вкратц'Ь на существенныя детали, им^ющ^я значен1е при изм^рен^и астро- 

 ФОтограФическпхъ снимковъ, а также изложу основные принципы самого 

 стереосконпческаго метода. 



Им'Ьющ1Йся у насъ экземпляръ стереокомпаратора позволяетъ срав- 

 нивать пластинки разм-Ьра: 9x12, 13x1 8и 16x16 сантпметровъ; пла- 

 стинки вставляются въ раму, им'Ьющуюдва п.11авныхъ двпжешя: параллельно 

 базису стереоскопа и перпендикулярно къ нему; эти общзя двпжен1я пары 

 пластинокъ усчптываются по двумъ разд-Ьлепнымъ шкаламъ, съ точностью 

 до О^^Об. Кромй того, правая пластинка пм-Ьегь два независимых^ дви- 

 жешя относительно л-Ьвой, параллельныхъ указаннымъ выше, и усчиты- 

 ваемые съ точностью до О^.^О!. Части, непосредственно несущая пластинки, 

 могутъ вращаться, при чемъ для ./иъвогс пластинки такое вращен1е можетъ 

 быть сделано грубо — отъ руки, а также и микрометрически: правая пла- 

 стинка вращается только рукою, но соединена съ разд'Ьленнымъ кругомъ съ 

 точностью отсчета до 0?1 . 



Самъ стереоскопъ даетъ возможность полной регулировки Фокусовъ 

 для каждаго глаза и для каждой пластинки въ отдельности и снабженъ уве- 

 личешеыъ, м'Ьняющимся отъ 4 до 8 разъ; въ Фокусе окуляровъ, па про- 



1) Фирмой с. 2е18з Оыла даже издана особая табличка, назначенная для 11спытан1я 

 стереоскопическаго зр4н1я. 



