— 393 — 

 Постоянная С пмЬетъ следующее простое значеше: 



^■=Й; (3) 



гд-Ь I есть нрпведенная длина горпзоптальнаго маятника, к значеше перевод- 

 наго множителя при гальванолютрпческой регпстрацхп, опред-Ьляющ1и чув- 

 ствительность записи сейсмографа, а ^^ длина оптическаго рычага при Фо- 

 тографической регистрацхи движен1я катушки гальванометра. Эти постоянныя 

 легко можно определить пзъ предварательныхъ наблюденш(см. мои «Лекц1н 

 по сейсмометрии». Гл. VII. Опред-Ьленхе постоянныхъ сейсмографа). 



Такпмъ образомъ, постоянныя С^. п С^. могутъ считаться величинами 

 извЬстнымп, п весь вопросъ сводится, такимъ образомъ, только къ изм-Ьренхю 

 соотв'Ьтствующихъ макспмальныхъ ам плиту дъ ■^/^. и у^. прямо на получен- 

 ныхъ сейсмограммахъ. 



При вышепоставленныхъуслов'шхъ (равенство всЬхъ пер1одовъ п гра- 

 ница аперюдичностп для всЬхъ прпборовъ) Формула (2) является совершенпо 

 общей и не связанной вовсе съ какимъ-либо спеп,1альнымъ предаол.ожен1емъ 

 о характере двпженхя почвы при вступленш первой продольной волны около 

 Фазы Р. 



Не требуется вовсе, чтобы это движен1е соответствовало гармониче- 

 скимъ колебан1ямъ, анализомъ которыхъ въ настоящее время обыкновенно 

 п ограничиваются въ сейсмометра; наоборотъ, это движен1е можетъ быть 

 совершенно произвольное, что даетъ возможность для опред-Ьлетя азимута 

 па эппцентръ а. использовать разные повторные толчки плп максимумы, и 

 пзъ полученныхъ такимъ образомъ значев1й а взять среднее. 



Для бол-Ье надежнаго опред-Ьлешя а надо, однако, чтобы соотв-Ьтству- 

 ющ1е сейсмографы обладали достаточной чувствительностью, такъ какъ для 

 дальнихъ землетрясенш горизонтальные импульсы при первой ФазЬ Р бываютъ 

 иногда довольно слабые, а вяЬсгЬ съ тЬмъ всякая неточность въ измЬрен1п 

 макспмальныхъ амилитудъ р^. и у^, на сейсмограммахъ можетъ значительно 

 отразиться на величине опредЬляемаго азимута а. Въ этомъ отношеп1и чрез- 

 вычайно подходящими для данно11 ц'Ьлп инструментамп являются апер1одп- 

 ческ1е горизонтальные маятники съ гальвапометрической регпстраще!! Пул- 

 ковскаго образца, чувствительность которыхъ, какъ пзв-Ьстно, чрезвычайно 

 велика. 



Снявъ съ сейсмограммы моменты перваго вступлешя продольныхъ и 

 поперечныхъ волнъ Р а 8, мы можемъ легко, по разности моментовъ 5 — Р 

 и по таблицЬ 2 е 18 з 1 ё'а (издание Императорской Академхп Наукъ), определить 



11зо4ст;з П. Л. и. 1сао. 28' 



