2 Bluntschli: Neuerungen am R. Jung'schen Studenteninikrotom. XX, 1. 



Da der Grondtypus des Instrumentes im wesentlichen derselbe ge- 

 blieben ist, verweise ich für alle Details auf Schiefferdecker's unten 

 citirte Mittheilung und will mich darauf beschränken an Hand der 

 Figur 1 das Instrument in kurzen Zügen zu skizziren : 



Eine gusseiserne Klammer wird durch eine Schraube an der 

 Tischkante befestigt. Sie trägt zwischen den beiden Klammerarmen 

 eine senkrecht gestellte Achse A, an welcher in etwa gleicher Höhe 

 und Fluchtlinie zwei horizontale Arme befestigt sind, deren einer als 

 Messerträger (MT), der andere als Handgriff (H) dient. Der untere 

 Klammerarm trägt ausserdem einen senkrechten Hohleylinder (HZ), 



1. 



in welchen ein zweiter Metalleylinder , der Objectträger , eingesetzt 

 wird. Durch eine sinnreiche Einschnappvorrichtung wird beim Rotiren 

 des Handgriffes nach jedem Schnitt der innere Metalltubus und da- 

 mit das Object in senkrechter Richtung um ein gewünschtes Maass 

 gehoben, und somit ein rasches Schneiden gewährleistet. 



Während nun beim alten Modell 1 (Studentenmikrotom A) ein 

 äusserst einfacher und sehr massiver Messerträger an der Achse 

 befestigt ist, der sich jedoch nur zum Schneiden mit dem queren 



*) Das alte Modell wird auch fernerhin von der Firma Jung ge- 

 liefert und ist in Fällen, wo es sich um Schneiden besonders harter Objecte 

 handelt, dem neuen Modell vorzuziehen. 



Ein vollständiges Studenten- 



