XX, 2. Regaud et Fouilliand: Regulateur electro-thermique. 139 



dans laquelle V est le voltage du courant, t le teraps pendant lequel 

 il passe, et R la resistance du conducteur. 



Daus uu preiuier memoire presque exclusivemeut theorique, paru 

 en Mai 1900 (5), 1 nous avons etudie Ies conditions generales du 

 chauffage et de la regulation des etuves par l'electricite. 



Relativement au Diode de chauffage, nous avons montre quelles 

 conditions doivent a priori realiser les radiateurs. Au sujet de la 

 regulation , nous avons d'abord explique que , des trois facteurs 

 variables de la formule de Joule (V 1 t et R), le temps t est celui 

 qui se prete le plus avantageusement ä des variations automatiques ; 

 puis nous avons decrit un certain nombre de regulateurs. Pmsuite 

 nous nous sonimes occupes de la nature et des qualites des parois, 

 de riiomogeneite du ehauft'age , des ecarts periodiques de tempera- 

 ture, etc. Eutin nous avons fourni des renseiguemeuts precis sur nos 

 ex]»rriences et sur le prix de revieut du chauffage electrique. 



Le present memoire est la suite naturelle du premier, auquel 

 nous prions le lecteur de se reporter : nous n'exposerons pas de 

 nouveau les considerations generales indispensables ä la comprehen- 

 sion du sujet. Xous decrirons en detail quelques appareils — des 

 etuves pour cultures bacteriennes — que quatre annees d'etudes 

 ininterrompues, d'essais et de perfectionnements successifs, ont amenes 

 a nous donner actuellement pleine satisfaction. - 



Ce travail est divise en cinq parties : 

 I. Mode de chauffage, 

 IL Mode de regulation, 



III. Divers details de construction, 



IV. Resultats pratiques, 



V. Revue des travaux anterieurs sur le chauffage et la 

 regulation electrique des etuves. 



I. Mode de chauffage. 



Le chauffage de ces etuves est exclusivemeut interieur, cest- 

 ä-dire que l'air est chauffe directement. 



v ) Les chiffres places entre parentheses ( ) dans le texte renvoient k 

 l'index bibli(tgraj)liique qui termine ce memoire. 



J ) Les regulateurs et les etuves dont nous donnons la description 

 dans ce memoire sont construits par la maison S. Maury, ä Lyon, G Quai 

 Claude Bernard, oü Ton peut se les procurer. 



