140 Regaud et Fouilliand: Regulateur electro-thermique. XX, 2. 



Le radiateur se compose de boudins de fil metallique resistant, 

 disposes en serie contre le plancher et les parois de l'etuve. Le 

 radiateur präsente une surface de chauffe tres grande, et sa masse 

 est assez considerable pour que sa temperature propre depasse de 

 quelques degres seulement la temperature de l'air chauffe. On peut 

 douc toucher avec la main sans aucun risque un ou plusieurs boudins 

 (voisins les uns des autres) du radiateur ; d'autant plus que, pour 

 enlever tout inconvenient aux courts circuits qu'on pourrait produire 

 involoutairement faute de precautions, le premier et le dernier boudins 

 de fil metallique parcourus par le courant sont aussi eloignes que 

 possible Tun de l'autre. Le fil metallique employe est nu. 



Nous avons dejä insiste , dans notre premier memoire, sur les 

 avantages des radiateurs en surface compares aux radiateurs en 

 foi/ers. Un radiateur en foyer consisterait , par exemple , en des 

 lampes ä incandescence plac6es sur le plancher de l'etuve. Daus 

 ce cas, la surface de chauffe, <jui ne serait autre que la surface 

 des ampoules de verre, serait ä une baute temperature, et Tair de 

 l'etuve serait ä des temperatures tres inegales suivant les regions : 

 la temperature irait en diminuant de bas en baut, dune facon plus 

 ou moins reguliere ou irreguliere suivant les obstacles que les rayon- 

 nages , les objets divers garnissant l'interieur de l'etuve apporter- 

 aient aux courants ascendants d'air chaud , suivant l'intensite de 

 la Ventilation, la bauteur de l'etuve, etc.; l'ouverture des portes 

 apporterait ä la temperature des diverses regions une perturbation 

 inegale. Une Ventilation permanente avec passage de l'air froid sur 

 le foyer de chauffe permettrait , il est vrai , de corriger ces incon- 

 venients. Mais, outre que la Ventilation permanente est sans utilite 

 dans une etuve ä cultures, l'augmentation ('norme de la deperdition 

 des calories rendrait ce mode de chauffage trop coüteux. Nous 

 estimons donc que, dans des etuves « cultures dont Ja Ventilation 

 ne doit pas etre permanente, les radiateurs en foyers doivent etre 

 completement rejetes. 



La meilleure place ä donner a la surface chauffante , c'est 

 evidemment la Peripherie de l'espace ä chauffer. La surface chauf- 

 fante est ainsi intercalee entre la surface de deperdition (surface 

 exterieure de l'etuve) et l'air ä chauffer. Dans la plupart des etuves 

 chauffees par des flammes , c'est bien cette disposition qui a ete 

 adoptee. Nous citerons: les etuves de Schribeaux, oü la chaleur 

 se degage de tubes metalÜques disposes contre les parois et dans 

 lesquels passent les produits gazeux de la combustion , — et les 



