XX, 2. Regaud et Fouilliand: Regulateur electro-thermique. 143 



&te nettement defavorable ä ce resultat. Pour eviter l'exces de 

 temperature des regions superieures de l'etuve du au deplacement 

 ascensionnel de l'air chaud (chauffage par convection), les fils me- 

 talliques doiveut etre disposes d'une fae.011 decroissante de bas en 

 baut. Quelle que soit la bauteur de l'etuve, le plafoud est toujours 

 laisse, degarni de bis ; il a ete juge inutile d'en disposer eontre la 

 porte, k condition que les trois cotes en fussent pourvus. Dans le 

 plus grand modele d'etuves (fig. 1), le tiers superieur des parois 

 laterales est degarni de fil ; la moitie de la longueur totale du fil 

 est disposee eontre les deux tiers inferieurs de cette paroi, et l'autre 

 moitie garnit le plancber. Dans les plus petits modeles (fig. 2), la 

 moitie de la longueur totale du fil a ete reservee au plancher et 

 l'autre moitie a ete regulierement repartie dans toute la bauteur des 

 trois cotes lateraux. Ce n'est qu'apres d'assez longs tätonnements 

 que nous nous sommes arretes ä ces dispositifs, qui nous ont donne 

 des resultats tres satisfaisants relativement ä l'homogeneite du chauf- 

 fage. Dans ces etuves, le thermometre marque sensiblement la meme 

 temperature , ä quelque bauteur et ä quelque distance des parois 

 laterales qu'on le place. Quelques instants apres la fermeture des 

 portes, la temperature se retablit simultanement et partout au meme 

 niveau. 



La valeur de la capacite calorique totale dv fil de chauffe 

 a une certaine importance. Trop grande, eile ne permettrait pas 

 une mise en marche assez rapide de l'etuve. Trop petite , eile 

 obligerait k porter le fil a une baute temperature, et, d'autre part, 

 les oscillations tbermiques resultant du fonetionnement du regulateur 

 ne seraient pas suffisamment amorties, les fils de faible capacite 

 calorique se refroidissant trop rapidement. Le construeteur peut 

 donner au fil de chauffe le poids qu'on veut, en augmentant sa 



longueur et sa section de teile facon que le rapport — ne varie pas. 



Si Ion desirait , en vue de quelque besoin particulier , creer 

 dans le haut d'une grande etuve (fig. 1) un compartiment de tem- 

 perature un peu inferieure au reste , on y arriverait aisement en 

 faisant obstacle au mouvement ascensionnel de l'air chaud, au moyen 

 de feuilles de carton non pereees de trous , couvrant les rayons 

 metalliques perces. 



