144 Regaud et Fouilliand: Regulateur electro-thermique. XX, 2. 



IL Mode de regulation. 





Description. — Le regulateur est la piece capitale et delicate 



d'une etuve. 



Dans notre memoire de 1900 (5), nous avons fait connaitre 

 sommairement im certain nombre de types de 

 regulateurs electro-thermiques. Un seul de ces in- 

 struments, a la suite d'une pratique de trois anneesi 

 a realise completement et au dela les esperances 

 que nous avions mises en lui des le debut. Nous 

 le decrirons aujourd'hui avec plus de details , en 

 indiquant les perfeetionnements divers que nous 

 lui avons fait subir et les partieularites de fonc- 

 tionnement qu'uue experimentation prolongee nous 

 a revelees. 



Dans son modele le plus simple, qui est aussi 

 le plus convenable pour des etuves ä cultures, ce 

 regulateur se compose (fig. 3) d'un tube en verre 

 AB CD recourbe en forme d' U. La partie AB, 

 ou ampoule, est relativement large et ä paroi tres 

 mince. La partie B CD est etroite et ä paroi 

 epaisse. A la partie inferieure de 1' ampoule est 

 df^t AY soudee une poche G. La paroi du tube epais est 



traversee par deux fils de platine de quelques 

 dixiemes de millimetre de diametre , places en 

 regard Tun de l'autre. L'un de ces fils E est 

 recourbe dans Taxe du tube , et son extremite 

 interieure pointue est dirigee vers le coude C] 

 l'autre F est droit. Le regulateur est complete- 

 ment clos ; apres son remplissage, le constructeur a 

 ferme par soudure les extremites de la poche C 

 c et de l'ampoule. L'ampoule AB contient de 



3. l'hydrogene pur et sec dont la pression fait equi- 



libre ä une colonne de mercure egalement pur et 

 sec occupant la partie BCD du tube. Au-dessus du mercure, dans 

 la brauche CD, il y a le vide barometrique. Lorsque le regulateur 

 est'vertical et ä la temperature ordinaire (15°J par exemple , le 

 niveau inferieur du mercure dans la branche BC est au-dessus 

 du fil E. 



G 



