148 Reg au d et Fouilliand: Regulateur electro-thermique. XX, 2. 



H 



n 



A 



A 



B 



-X 



-v 



y 

 -y 



tionne sur courant continu, meme lorsque l'intensite du couraut est 

 faible, les etincelles, au lieu d'avoir uue duree tres courte, ont une 

 longue duree et formeut de petits arcs voltai'ques, qui fondent le fil 

 de platine, volatiliseut le mercure et mettent rapidement le regulateur 

 hors d'usage. Dans ces deux derniers cas, on utilise le relais et on 

 ne fait passer dans le regulateur qu'un courant derive extreraement 



faible , produisant des etincelles insigni- 

 fiantes. 



Le relais, dont la description detaillee 

 iniporte peu ici , est place en dehors de 

 l'etuve. 



Fonctionnement. — Que le regula- 

 teur soit dispose en serie ou en derivation 

 par rapport au courant de chauffe, son 

 fonctionnement est toujours le meme. 



Le courant ne peut passer dans le 

 radiateur que s'il y a contact entre le fil 

 de platine E et le mercure. Or le niveau 

 du mercure, dans la branche B C du regu- 

 lateur , niveau dont les variations comman- 

 dent ce contact, depend seulement de trois 

 facteurs, dans un regulateur dennitivement 

 construit et ferme. Ces trois facteurs sont : 

 1° les variations de temperature de 

 l'hydrogme; i )0 Vinclinaison du regula- 

 teur par rapport a la verticale ; 3 ° la re- 

 partition du mercure entre la poche O et 

 le tube BCD. Etudions separement l'ac- 

 tion de ces trois facteurs. 



1° Variations de temperature 

 de l'hydrogene. — Supposons que le 

 regulateur , mis en etat de fonctionnement, 

 soit en place au centre de l'etuve, et fixe dans uue position quelconque, 

 teile qu'a la temperature du laboratoire (15° par exemple) le niveau 

 du mercure dans la branche B C soit au-dessus du fil de platine E 

 (fig. 6). On fait passer le courant. Le radiateur echauffe Fair de 

 l'etuve et l'hydrogene du regulateur. La pression h de l'hydrogene 

 augmente peu ä peu , et le niveau du mercure s'abaisse dans la 

 branche BC. A un certain moment, lorsqu'une temperature deter- 

 minee est atteinte au voisinage du regulateur, 50° par exemple, le 



C 



6. 



