XX, 2. Regaud et Fouilliand: Regulateur electro-thermique. 149 



contact cesse brusquement entre le fil de platine E et le mercure 

 (niveau X", fig. 6). 



Des lors, le courant ne passe plus dans le radiateur et l'atino- 

 spbere de l'etuve se refroidit de la peripherie au centre ; le refroi- 

 dissement gagne l'bydrogene du regulateur et le mercure remonte 

 dans la branche B 0, jusqu'au contact du fil de platine E (niveau _3l, 

 % 6). 



A ce moment le courant est retabli. Desormais, et jusqu'a ce 

 qu'on arrete le fonctionnement de l'etuve, le cycle des memes pbeno- 

 uienes recommencera indefiniment ; l'interruption du courant aura 

 lieu automatiquement et periodiquement par le jeu du regulateur, 

 toujours ä la meme temperature. 



Pour des raisons qui seront expliquees ulterieurement, la tempe- 

 rature toujours la meme, a laquelle a lieu l'interruption du courant, 

 est im peu plus elevee que la temperature , egalement toujours la 

 meme , ä laquelle a lieu le retablissement. II y a donc un ecart, 

 d'ailleurs tres minime, entre la temperature d'interruptiou et la tem- 

 perature de retablissement. Si on observe les temperatures maxima 

 et minima donnees par le tbermometre , on constate generalement 

 que la temperature maxima est atteinte un peu apres l'interruption 

 et que la temperature minima est atteinte un peu apres le retablisse- 

 ment; il y a donc entre les temperatures extremes donnees par le 

 tbermometre, un ecart sensiblement constant, et un peu plus grand 

 que l'ecart existant entre les temperatures d'interruptiou et de 

 retablissement. Le laps de temps qui separe deux interruptions 

 consecutives , celui qui separe l'interruption du courant de son re- 

 tablissement, etc. sont sensiblement constants. 



Si au lieu de prendre la temperature de l'air , on prend celle 

 d'une petite quantite d'eau, contenue dans un tube a essai pres du 

 regulateur, le thermometre reste invariable (a yL de degre pres); 

 la temperature qn'il indique correspond a la moyenne des tempera- 

 tures de Fair. 



Lorsqu'on interrompt le courant en dehors de l'etuve, et qu'apres 

 une interruption d'une duree quelconque on le retablit, le regulateur 

 fonctionne de nouveau exactement ä la meme temperature que la 

 premiere fois , et il en est toujours de meme quels que soient le 

 nombre et la duree des arrets. 



2° Degre d'inclinaison du regulateur. — La pres- 

 sion de l'bydrogene renferme dans 1'ampoule du regulateur depeud 

 aussi de la difference verticale de niveaux, c'est-;i-dire de la bauteur 



