XX, 2. Regaud et Fouilliand: Regulateur electro-thermique. 151 



branche B C s'abaisse , atteint la pointe du fil E, se rapproche du 

 coude C. jusqu'au nioment oü une bulle d'hydrogene passera dans 

 la brauche CD, ce qui obligera 1' Operateur a remettre le regulateur 

 en etat de fouctiounement. 



Pendant ce raouvement d'mclinaison, tant que le fil E toucbera 

 le mercure, on pourra faire passer le courant dans le radiateur, et 

 chauffer l'etuve ä une temperature d'autant plus basse qu'une incli- 

 naison plus prononcee aura rapproche davantage la surface du mer- 

 cure de la pointe du fil E. Lorsque la surface du mercure touchera 

 juste la pointe du fil E, la temperature d'interruption du courant 

 sera exactement celle du laboratoire, et des que le fil E et le mer- 

 cure auront cesse de se toucher , le courant ne pourra passer que 

 lorsque la temperature du laboratoire se sera elle-meme abaissee. 

 II resulte de tont cela que, par l'inclinaison du regulateur, on possede 

 le moyen de regier l'interruption automatique du courant ä une 

 temperature aussi basse qu'on veut, pourvu qu'elle soit superieure ä 

 celle du laboratoire et que, en redressant le regulateur, on peut 

 elever la temperature d'interruption jusqu'a un maximum qui est 

 atteint lorsque l'instrument est daus la position verticale. 



Pratiquement decoule de la la regle suivante pour le reglage 

 dune de ces etuves: le regulateur etant vertical, faire passer le 

 courant et surveiller la temperature; des que le thermometre, 

 place ä cöte du regulateur , marque la temperature voulue , in- 

 elincr le regulateur jusqu'ä ce que le courant ne passe plus. 



3 ° Repartition du mercure entre 1 a poche et 1 e 

 tube. — La poche G peut contenir quelques centimetres cubes de 

 mercure. On comprend aisement que , si on la vide completement 

 dans la branche B C, on eiere le niveau du mercure, et par con- 

 sequent la temperature maxima a laquelle le regulateur peut fonc- 

 tionner, et inversemeut. 



Des trois faeteurs dont depend la temperature d'interruption 

 du courant et que nous venons d'etudier, le premier (variations de 

 la temperature de Ihydrogene) est automatique et on l'utilise pour 

 maintenir constante la temperature : les deux derniers agissent ;'i la 

 volonte de loperateur et sont utilises pour elever ou abaisser jusquau 

 degn- voulu la temperature de l'etuve. 



Tel (pie nous venons de le decrire , ce regulateur interrompt 

 le chauffage brusquement et en totalite. II est facile eependant de 

 hü faire interrompre le chauffage progressivement et incompletement, 

 d'une maniere eomparable ä ce qui se passe dans une etuve 



