152 Regaud et Fouilliand: Regulateur electro-thermique. XX, 2. 



chauffee par uue flamme de gaz , que le regulateur diminue mais 

 n'eteint pas. 



II suffit pour cela d'employer im regulateur possedant, au lieu 

 d'un seul fil de platine Ej plusieurs fils de platine plantes au-dessous 

 Tun de l'autre et tres rapprocbes , et de relier ces fils de platine 

 ä autant de circuits distincts disposes en paralleles. Pour des etuves 

 ä cultures, nous n'avons pas trouve qu'il soit uotablement avantageux 

 d'employer ce dernier dispositif, qui a l'inconvenient de compliquer 

 la construction, surtout lorsque le regulateur est monte eu derivation 

 par rapport au radiateur. Uu seul circuit de cbauffe , dans lequel 

 le couraut est periodiquement interrompu en totalite est süffisant 

 pour maintenir les oscillations d'un thermometre tres sensible dans 

 les limites d'un degre, la temperature moyenne restant, bien entendu, 

 tout a fait constante. 



Sensibilite. — La sensibilite de ce regulateur depend de 

 divers facteurs intervenant dans la construction de l'instrument. 



II y a lieu de distinguer deux modes de sensibilite d'un tel 

 regulateur: la rapidite avec laquelle l'instrament reagit aux varia- 

 tions de temperature de l'atmospbere de l'etuve, et la valeur de 

 la denivellation du mercure pour uue Variation de tempera- 

 ture de 1°. 



1 ° Le regulateur reagit d'autant plus rapidement aux varia- 

 tions de temperature, que les ecbanges de calories s'effectuent mieux 

 entre l'atmosphere de l'etuve et l'bydrogene. Les ecbanges de ca- 

 lories s'eftectuent d'autant mieux que la paroi de l'ampoule ä hydro- 

 gene est plus mince, et que la surface de cet ampoule par rapport 

 ä son volume est plus grande. La minceur de l'ampoule a, comme 

 contre-partie, la fragiüte. Le rapport entre la surface et le volume 

 de l'ampoule est minimum lorsque celle-ci est spberique ; il grandit 

 lorsqu'on lui donne la forme d'un cylindre de faible section et de 

 grande bauteur ; il est encore plus grand lorsque la surface de 

 l'ampoule est cannelee. 



Pour un regulateur donne, la rapidite de reaction depend encore 

 de la position de linstrument dans l'etuve et de la distance qui le 

 separe du radiateur. II importe de remarquer aussi que les indi- 

 cations fournies par le tbermometre, abstraction faite des qualites et 

 des defauts de cet Instrument, dependent de la position qu'on lui 

 donne par rapport au radiateur et au regulateur. 



