XX, 2. Regaud et Fouilliand: Regulateur ölectro-thermique. 155 



(ce qui est tres facile) rendre le chauffage electrique aussi economi- 

 que qu'uu autre quelconque, en augmentant V athermaneite des parois. 

 Ce resultat est d'autant plus aise ä obtenir qu'ön peut employer 

 dans la construction des appareils des materiaux raauvais condueteurs 

 de la chaleur, sans avoir a se preoccuper de lern* combustibilite. 



Les parois de la grande etuve (fig. 1) sont constituees par 

 deux epaisseurs de bois leger, une couclie d'ouate (ou de plume) 

 dans Fintervalle, et un revetement interieur vitre. Le meuble, peint 

 en noir, est cire exterieurement. Dans ces conditions, lorsque l'atmo- 

 sphere interieure est chauffee ä :; ( .i°, la chaleur est inappreciable 

 sur la paroi exterieure et la deperdition de chaleur est tont ä fait 

 minime. 



Cette etuve possede un double Systeme de portes : des portes 

 interieures, a coulisses, au nombre de six, sur trois rangs, et vitrees ; 

 des portes exterieures , a charniere, pleines 011 vitrees. Les portes 

 exterieures etant ouvertes , on peut n'ouvrir qu'une seule des six 

 portes ä coulisses, celle qui correspond ä l'objet (pie Ton veut in- 

 troduire ou retirer. 



Les etuves plus }»etites (bg. 2) sont entierement vitrees sur les 

 quatre faces laterales ; il y a sur chaque face deux vitres separees 

 par un intervalle de deux centimetres. Ces etuves peuvent etre 

 recouvertes d'un manteau en feutre, lixe ou mobile, qui augmente 

 Tatbermaneite et met, dans les cas 011 c'est necessaire, l'interieur 

 de F etuve dans Fobscurite. 



La grande etuve (fig. 1) possede un dispositif de Ventilation 

 consistant en une paire de grilles (/, I) et une paire de cheminees 

 (D, D). Grilles et cheminees sont ouvertes ou fermees ä volonte. 



Amenagement interieur. — Dans les petites etuves (fig. 2) 

 il u'y a pas de rayonnages. Le plancher est constitue par une 

 plaque metallique percee de trous (pour le passage de Fair cbaud 

 proveuant de la partie du radiateur sous-jacente au planelier) ; le 

 regulateur est Supporte par le plancher ; la tige qui sert ä Fincliner 

 et ä le redresser, se termine exterieurement par un bouton (C), 

 qu'on tourne dans un sens ou dans Fautre, pour le reglage. 



Dans les grandes etuves, il y a six (ou huit) rayons me'talliques 

 perces de trous, mobiles sur des cremailleres metalliques. ('es rayons 

 sont legerement evidrs sur leurs bords qui correspondent aux spires 

 du radiateur. 



Le regulateur est suspendu par son milieu au moyen d'une 

 fourche fixee au plafond. J^e courant arrive en .1 ; un commuta- 



