X X, 2. R e g a u cl et Fouilliand: Regulateur electr o-thermique. 157 



l° Qualite de la temperature interieure. — On doit 

 demander ä une etuve les qualites suivantes : 



A. Constance de la temperature moyenne en un point donne ; 



B. Ecart periodique aussi petit que possible de pari et d'autre 



de la moyenne; 



C. Homogeneite de la temperature dans les diverses regions. — 

 A) La temperature moyenne en im point donne sera indiquee par 

 un bon thermometre grattue en dixiemes de degre , dont la cuvette 

 plonge dans une masse d'eau süffisante (25 cc par exemple) pour 

 que sa capacite calorique rende insensible au thermometre les faibles 

 variations de temperature de l'air ambiant. 



La fixite de la temperature moyenne, c'est-a-dire son maintieu 

 au meine degre indefiniment , est evidemment une fonetion du regu- 

 lateur. Cette fixite est realisee lorsque le mercure et Thydrogene 

 employes dans la construetion de cet Instrument sont parfaite- 

 ment purs. x 



Avec un regulateur bieu construit , la temperature moyenne 

 reste indefiniment fixe, a la condition, bien entendu , qu'on n'ait 

 pas modifie la position du regulateur soit directement (en le redres- 

 sant ou en l'inclinant) soit indirectement en changeant de place 

 1' etuve, si eile repose sur une surface (table, plancher) imparfaite- 

 ment horizontale. 



B) Tandis que la temperature moyenne precedemment definie 

 reste fixe, la temperature de l'air, donnee par un thermometre 

 egalement gradue en dixiemes de degre, suspendu dans l'air, subit 

 des variations periodiques. Elle oscille de part et d'autre d'une 

 temperature moyenne, et ces oscillations ont une amplitude egale. 



La cause de ce phenomene reside avant tont dans la discon- 

 tinuite du chauffage. Lorsqu'il n'y a qu'un seul cireuit de chauffe, 

 lui-meme sous la dependance du regulateur , le courant est alter- 

 nativement interrompu et retabli, d'oü variations notables de tempe- 



') Lorsqu'il reste dans le regulateur, apres sa fermeture, un peu 

 d'oxygene, ce gaz se combine peu ä peu ä Thydrogene, avec formation de 

 vapeur d'eau, d'oü resulte une diminution lente du volume du gaz de 

 l'ainpoule, et une ascension progressive de la teiuperature ä lacpielle le 

 courant est interrompu. L'elevation de la teiuperature finit d'ailleurs par 

 s'arreter. En refroidissant alora t'orteiucnt par un jet de chlorure de 

 methyle ou d'aeide carhonique liquide, par exemplej lainpoule ilu regula- 

 teur sorti de l'etuve, on voit la vapeur d'eau formee se condenser sous 

 forme de buee dans Tampoule ä hytlrogene. 



