158 Regaud et Fouilliand: Regulateur electro-thermique. XX, 2. 



rature au voisinage du radiateur, variations qui se transmettent au 

 regulateur et au thermometre. 



Comme d'autre part la surface de chauffe (peripherie de l'etuve), 

 le regulateur (centre de l'etuve) et le thermometre occupent dans 

 l'atmosphere de l'etuve des emplacemeuts differents separes par des 

 distauces plus ou moins grandes , les variations de temperature 

 entre le radiateur , le thermometre et le regulateur ne so?ü pas 

 transmises instan tanement. 



Negligeons l'emplacement du thermometre et ne considerons que 

 les emplacements du radiateur (peripherie) et du regulateur (centre 

 de l'etuve). Lorsque le regulateur vieut d'interrompre le courant, 

 le hl metallique du radiateur commence immediatement ä se refroidir : 

 le refroidissement progresse de la peripherie vers le centre de l'etuve, 

 et n'atteint l'hydrogene du regulateur qu'un certain temps apres la 

 cessation du contact. Lorsque l'hydrogene du regulateur s'est re- 

 froidi suffisamment , le contact est retabli dans le regulateur, et le 

 courant passe de nouveau dans radiateur. Celui-ci s'echauffe, et le 

 rechauffement progresse de la penpherie au centre de l'etuve, atteint 

 au bout d'un certain temps l'hydrogene du regulateur, et ensuite le 

 courant est de nouveau interrompu. Bref, il y a dans l'etuve une 

 succession d'ondes de refroidissement et de rechauffement qui che- 

 minent alternativement entre le radiateur et le regulateur. II ne 

 peut donc pas y avoir co'mcidence constante entre les temperatures 

 de l'air au voisinage du radiateur et au voisinage du regulateur, et 

 il est absolument impossible de supprimer l'ecart des temperatures 

 indiquees par le thermometre, quelle que soit la position qu'on 

 donne ä ce dernier. Mais il importe de reduire cet ecart au, 

 minimum. 



L'amplitude de l'ecart depend elle-meme de plusieurs conditions. 

 La sensibilite du regulateur, la sensibilite du thermometre, la 

 distance separant le radiateur, le regulateur et le thermometre, 

 Vabsence ou la presence de corps (par exemple des ballons pleins 

 de liquide) possedant une grande capacite calorique, la tempera- 

 turc propre du radiateur et sa capacite calorique, le coefficient de 

 deperdition de l'etuve, etc., influent sur la valeur de cet ecart. 

 Nous avons fait des experiences qui demontrent avec precision La 

 part de chaeun de ces facteurs dans ce phenoniene complexe ; nous 

 ne les rapportons pas, pour ne poiut allonger sans necessite ce 

 memoire. 



En pratique, l'ecart en quesüon peut etre reduit ä quelques 



