XX, 2. Regaud et Fouilliand: Regulateur electro-thermique. 159 



dixiemes de degre, meme pour de grand.es etuves comme celle qui 

 est representee par la tig. 1. Voici le resultat obtenu dans une 

 experience avec l'une de ces etuves. 



31 Mars 1901. — Temperature du laboratoire : 17'5°. — Tem- 

 perature moyenne de l'atmosphere interieure de l'etuve : 37*9 °. - 

 Consommation electrique: 170 watts (1 amp. 46X116 volts, 5). 

 Duree de la periode comprise entre deux retablissenients successifs 

 du courant: 4' 50", se decomposant en: temps de passage du 

 courant 2', et temps d'iuterruption 2' 50". Ecart periodique des 

 temperatures, dans fair: 0*5°. Interruption ä 38°, retablissement 

 du courant a 37"8°. Apres l'interruption , le thermometre (place 

 ä cöte du regulateur) nionte encore jusqu'ä 38*2° ; apres le reta- 

 blissement, il descend encore jusqu'ä 37*7°. 



Dans une etuve chauffee par une flamme exterieure, avec inter- 

 position dune quantite considerable de liquide entre les deux parois 

 metalliques , l'ecart periodique des temperatures de l'atmosphere de 

 l'etuve n'existe pas , ou tout au moins est imperceptible avec im 

 thermometre ordinaire. Cela tient ä ce que le regulateur (regulateur 

 ä membrane) agit en augmentant ou en diminuant lentement la 

 quantite de gaz brüle, par consequent en proportionnant exactement 

 le nombre des calories produites au nombre variable des calories 

 perdues. Si l'on tenait absolument ä posseder une etuve electrique 

 dans laquelle les ecarts en question seraient tres reduits , on pour- 

 rait recourir a l'un des moyens suivants : 



a) Adjonction a l'etuve, coustruite comme Celles que nous venons 

 de decrire , d'un agitateur d'air (ventilateur ä helice). L'agitation 

 permanente de l'atmosphere de l'etuve supprimerait la cause d'ecart 

 resultant de la distance qui separe le radiateur du regulateur et du 

 thermometre ; 



b) Decomposition du radiateur en deux circuits distincts , dont 

 un serait independant du regulateur (chauftage permanent) et l'autre 

 sous sa dependance (chaiiffage intermittent). Le chauffage perma- 

 nent doit etre insuffisant pour amener a lui seul l'atmosphere de 

 l'etuve au degre voulu, mais il doit Ten rapprocher le plus possible ; 

 comme la depense calorique d'une etuve est extremement variable, 

 ä cause des differences de temperatures exterieures, de fouverture 

 plus ou moins frequente des portes, etc. il faudra qu'on puisse faire 

 varier (par exemple au moyen d'un rheostat), la quantite de chaleur 

 degagee par le circuit permanent. Dans une teile etuve, le courant 



