XX, 2. Regaud et Fouilliand: Regulateur electro-thernrique. 161 



n , , 2' 41-4 



Püree du passage = -^-^ = -j^ 



Soit im peu moius de 10 heures par 24 heures. 



Depense en 24 heures: 170 watts X 10 = 17 h. w. 



2 e exewple. — Petite etuve, nue. 14 Juiu 1902. Temperature 

 exterieure 19°, Interieure 38°. Consommation : 64 watts, 40 (0 amp., 

 56X115 volts). 



Duree de la periode comprise eutre deux retablissements suc- 

 cessifs du couraut 5' 25", se decomposant en: teraps de passage du 

 courant 3' 15", et temps d'interruption 2' 10". 



„ . , 3' 15" 60 



Duree du passage : ^-^ = j^ 



soit 14 h 24' par 24 heures. 



Depense en 24 heures : environ 9 h. w., 3. 



Lorsque cette etuve est recouverte d'une chemise de feutre, la 

 consommation est diminuee d'environ un tiers. 



IL est interessant de comparer l'une ä l'autre les deux etuves 

 dont il est question dans les deux exemples precedents, au point de 

 vue de l'athermaneite de leurs parois. Les parois de la grande 

 etuve comprennent de dedans en dehors : une plaque de verre et 

 deux planches de bois leger, de deux centimetres d'epaisseur, sepa- 

 rees par une couche de pluine de canard de deux centimetres. 

 Les parois de la petite etuve sont formees de deux plaques de 

 verre separees par une couche d'air de deux centimetres. Lorsque 

 les temperatures interieure et exterieure sont stationnaires, la quantite 

 de chaleur degagee par le radiateur est egale ä celle perdue par 

 l'etuve, en im temps donne. 



Dans la grande etuve füg. 1) le courant fournit en une heure, 

 dans les conditions de l'exemple cite 



V-t Vit 116-5 x 1-46 x 3-600 x 0414 „ A „ . 

 q cal. = ^ u = IT , = m = 60 792. 



L'etuve perd donc 60*792 calories par heure. 



Sa surface exterieure etant de 3 7 '45 6 qcm , chaque centimetre 



ßO'792 



carre perd w^..... ou 1*63 cal. par heure. Dans ces conditions, la 



dilference entre les temperatures exterieure et interieure est de 20*4°. 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. XX, 2. 11 



