Ißo Regaud et Fouilliand: Regulateur electro-therinique. XX, 2. 



Daus la petite etuve (fig. 2) , toujours dans les conditions de 

 l'exemple cite, le radiateur degage en une heure : 



115 x 0-56 x 3600 x 0-6 00 ___ 



II Cal. = TZn == öö'ööi). 



1 41/ 



L'etuve perd donc 33*336 calories par heure. Sa surface exterieure 



oo.ooc 



etant de 9'722 qcm, chaque eentimetre carre perd q.709 = 3'43 cal. 



jpar heure. 



Dans ces conditions , la difference des temperatures exterieure 

 et interieure est de 19°. 



Par consequent le coefficient de deperdition calorique, c'est-a- 

 dire le nombre de calories perdues par Turnte de surface, dans 

 l'uuite de temps, pour une difference de temperatures de 1° est 

 plus de deux fois plus considerable dans le cas de la petite que 

 daus le cas de la grande etuve. 



Ayantages des etuves electriques. — Les avantages des 

 etuves que nous venons de decrire sont a considerer au triple point 

 de vue de la commodite, de la precision et de la defense de 

 foitctionnement. 



Au point de vue de la commodite, les etuves chauffees par 

 des flarames (gaz , petrole , etc.) ne soutiennent evidernnient pas la 

 comparaison avec des etuves electriques: la proprete, la securite, 

 1'autouiatisme et la rapidite dans la mise en marche sont le precieux 

 avantage de ces dernieres. 



La 'precision comporte, ainsi que nous l'avons dit, la fi.ritc 

 de la temperature moyenne et la reducUon au mirämum des 

 ecarts periodiques. Les regulateurs actuellement employes dans les 

 etuves ä gaz , h notre connaissance , ne permettent pas une tempe- 

 rature moyenne rigoureusement fixe, pendant un temps indefini, parce 

 que ces instruments portent eu eux-memes des causes de dereglage 

 spontane f det'ormations lentes de pieces metalliques ou autres , pour 

 certains d'entre eux ; — eucrassement du au gaz d'eclairage, etc.). 



Notre regulateur, au contraire , (lorsqu'il a ete convenablemeut 

 construit et qu'il u'est pas traverse par un couraut capable d'user 

 le fil de platine au uiveau duquel ont lieu les alternatives de con- 

 tact et d'interruption) est susceptible de fonctionner indefiniment 

 k la meine temperature. — Quant aux 6carts pöriodiques , ils sout, 

 nous I'ayons vu , inevitables , mais peuvent etre reduits a quelques 

 dixiemes de degre dans Tair. Parmi les regulateurs ä gaz, les 



