164 Regaud et Fouilliand: Regulateur electro-theruiique. XX, 2. 



metalliques ou liquides (eau de l'autoclavej et regles automatiqueraent 

 par des regulateurs metalliques sensibles et rapides. Ces regulateurs 

 sont : soit un ruban bi-metallique , forme de deux lames tres minces 

 d'inegale dilatabilite (deja utilise dans les thermometres metalliquesj, 

 soit une lame ou im fil monometallique , fixe aux deux extremites, 

 legerement incurve, et dont on utilise les variations tbermometriques 

 de courbure, apres les avoir amplifies , pour etablir et interrompre 

 automatiquement un contact electrique. d'Arsonval fait remarquer 

 que de tels appareils sont susceptibles d'une grande sensibilite , et 

 que le prix de revient tres eleve des calories produites electrique- 

 ment est compense par leur utilisation parfaite. 



Abstraction faite de quelques appareils figurant dans les cata- 

 logues de divers constructeurs, mais sur lesquels nous ne possedons 

 pas de renseignements , voici Findication des publications parvenues 

 ä notre connaissance et relatives aux appareils de chauffage elec- 

 trique ä regulation automatique. 1 



L'etuve de Hanfland (7) est metallique et ä double paroi. 

 Entre les deux parois , il y a un manclion d'eau , traverse par des 

 tubes de cuivre. Dans ces tubes sont logees les spires de fil me- 

 tallique (radiateur) traversees par le courant. Le regulateur est un 

 tbermometre ä contacts electriques place dans l'atmospbere de l'etuve ; 

 ce regulateur est relie electriquement ä un relai electro-magnetique 

 exterieur ii l'etuve ; dans le regulateur et le relai passe un courant 

 derive du courant principal. Deux lampes, intercalees l'une sur le 

 courant principal, lautre sur le courant derive, s'allument alter- 

 nativement. L'auteur ne fournit aucun renseignement sur les qua- 

 lites et defauts du regulateur, qu'il ne decrit meme pas, ni sur les 

 resultats obtenus au point de vue des variations de temperature, ni 

 sur la deperdition calorique de l'appareil. 



Le bain-marie electrique ä paraffine de Steen (9) et celui de 

 Mark (13) sont regles par le moyen de tbermometres ä mercure 

 ä contacts electriques actionnant im electro-aimant ; ils comportent des 

 dispositifs plus ou moins compliques. II est regrettable que ni Tun 

 ni lautre de ces auteurs n'ait pris connaissance du premier bain de 

 paraffine electrique dont nous avons publie la description (6) et 



J ) La regulation automatique etant le point capital de la question du 

 chauffage electrique des appareils ä l'usage des sciences, nous ne mention- 

 nerons, dans cette notice historique, que ceux de ces appareils qui sont 

 autouiatiqueinent regles. 



