XX, 2. Regaucl et Fouilliand: Regulateur electro-thermique. 165 



auqnel leurs propres Instruments sont extremement semblables , tout 

 en etant plus compliques. 



Les inconvenients des tliermometres ä mercure et ä contacts 

 electriques, dans lesquels des etincelles, meme mininies, eclatent dans 

 l'air , voire meme dans un liquide tel que l'huile de vaseline , entre 

 le mercure et un fil de platine, nous ont rapidement fait renoncer ä 

 notre propre appareil, apres un certain temps d'experience. Ueux 

 ans avant Mark nous avons alors fait connaitre un nouveau bain 

 de paraffine electrique (8, 10) muni d'un regulateur ä bydrogene et 

 ä mercure du meine genre que celui que nous venons de decrire 

 dans ce memoire. Cet instrument fonctionne d'une facon irrepro- 

 chable, sur courant continu ou alternatif de 115 volts ; il ne demande 

 aucun autre entretien que le renouvellement de la paraffine et l'ele- 

 vation ou l'abaissement de la temperature de reglage , suivant les 

 Saisons. 



Le thermostat de Marie et Marquis (15) est aussi un bain- 

 marie cliauffe par un radiateur en fil de platine. Le liquide est 

 agite par un agitateur ä ailettes mü electriquement. La regulation 

 est produite au moyen d'un tbermometre ä liquide, reglable a une 

 temperature quelconque , relie ä un electro-aimant ; ce dernier est 

 actionne par un courant de pile. 



L'article interessant que le Dr. Marmier (11) a consacre re- 

 cemment au cbauffage et ä la regulation electriques des etuves ne 

 nous donne aucun renseignement sur la nature et la position des 

 radiateurs ainsi que sur la nature des parois. L'auteur parle de la 

 temperature d'une etuve , mais ne nous dit pas en quel point (par 

 rapport au radiateur et au regulateur) eile est mesuree ; nous avons 

 fait voir que ce detail peut avoir une grande importance. Le pre- 

 mier Systeme de regulation dont M. Marmier s'est servi (regulateur 

 bi-metallique de Roux adapte au cbauffage electrique, avec un relai) 

 ne parait pas lui avoir donne beaucoup de satisfaction. „Ce regu- 

 lateur , dit-il, donne dans l'etuve une temperature suffisamment uni- 

 forme : la courbe des temperatures presente a la fois des oscillations 

 longues (plusieurs beures) et des oscillations tres courtes . . . Les 

 variations de la temperature ]ieuvent etre dans certains cas, et pour 

 une periode de quelques jours, reduites ä un degre centigrade." 



Le resultat enonce par cette derniere pbrase contredit la „tem- 

 perature suffisamment uniforme" dont il est question dabord. 



„Quand on desire une temperature plus constante" on peut 

 employer le regulateur dont M. Marmier donne ensuite une descrip- 



