166 Regaud et Fouilliancl: Regulateur electro-thermique. XX, 2. 



tion. On peut faire ä ce dispositif quelques objections. 1° L'auteur 

 dit que son regulateur est im thermornetre ä air ä pression sen- 

 siblemeut constaute. Or la branche large etant ouverte daus l'atmo- 

 sphere, les variatious de la pression atmospherique feront varier de 

 plusieurs millimetres le niveau dans la petite brauche, et par suite 

 la temperature variera dans des limites qui dependront de la capa- 

 cite du reservoir ä air, de rinclinaison et du diametre de cette 

 branche. La formule donnee par l'auteur (p. 782) n'est donc pas 

 applicable. 



2° Avec le regulateur de M. Marmier, le courant passe con- 

 staninient dans le radiateur. L'intensite du courant est seulement 

 augmentee et diminuee par l'interposition ou le retrait automatiques 

 de petites resistances ab, bc, etc., placees en tension avec le radia- 

 teur, et qui etaient d'environ 1 ohm chacune dans l'exemple rapporte 

 par l'auteur. Cela est tres bien poitr compenser des variatious 

 minimes dans la deperdition calorique de l'etuve. Mais supposons 

 que, par suite du fonctionnement normal du regulateur, a la suite 

 du refroidissement exterieur, par exemple, le rnercure remonte en a 

 (se reporter a la figure donnee par M. Marmier) ; dans cette Posi- 

 tion , l'intensite du couraut est au maxinniin ; si donc il survient ä 

 ce rnoment une nouvelle cause de refroidissement de l'etuve (Ouver- 

 türe des portes, par exemple) le regulateur n'y pourra remedier. 

 Un effet analogue se produira lorsque le niveau du rnercure etant 

 arrive en n l'etuve sera rechauffee par une cause exterieure (tem- 

 perature du local). Par consequent, si l'on veut que le regulateur 

 puisse fonctionner daus des limites assez etendues , et compenser 

 avec une rapidite convenable les ecarts de temperature qui, en 

 pratique, peuvent etre considerables, on sera conduit k intercaler un 

 nambre tres grand de resistances analogues ä ab, bc, etc.: d'oü 

 grande complication de l'appareil , et augmentation des calories per- 

 dues par les resistances additionnelles. 



3° Les resistances ab, bc, etc. degagent de la chaleur inu- 

 tilisee. 



4° Les indications des resultats experimentaux fournis par 

 regulateur sont insuffisantes. „La temperature est restee rigoureuse- 

 ment constaute si on se reporte aux indications du thermometre 

 enregistreur. Elle a varie en realite de f de degre si on prend 

 les indications donnees par les enr^gistreurs electriques places sur 

 l'appareil." Quelques details supplementaires seraient necessaires pour 

 expliquer ce que ce resultat sommaire a d'obscur et de contra dictoire. 



