Band XX. Heft 2. 



Discussion des conditions generales que doit remplir 



le dispositif d'arret 



du tube ä tirage dans tout microscope, 



et description du moyen pratique pour arriver ä ce resultat 



Par 



S. Gelblum 



ä Liöge. 



Avec trois gravures sur bois. 



Un arret , tbeoriquement au moins , peut etre applique ä n'im- 

 porte quelle piece mobile liee invariablement ä l'ensernble , dont 011 

 veut limiter la course. II peut donc dans le microscope porter aussi 

 bien sur le tube a tirage que sur les deux vis de mouvement. 



Dans le premier cas, ce serait un arret provoquant une butee, 

 laquelle se transmettrait a l'operateur par lintermediaire de divers 

 organes de mouvement en les exposant ä une fatigue plus ou moins 

 grande, suivant la sensibilite de l'operateur. Dans le second cas, — 

 l'arret agit au point d'application meme de la force , ce qui met 

 ä l'abri tous les organes de transmission du mouvement. 



Le second Systeme eüt donc ete certaiuement preferable, s'il 

 n'y avait qu'une seule vis de mise en mouvement du tube. Mais 

 comme tout microscope en possede deux: une pour descente rapide 

 et l'autre pour un avancement tres faible, Tapplication simultanee 

 de l'arret sur cbacune d'elles compliquerait singulierement la Solution. 

 Force donc est de nous en tenir au premier Systeme. 



Zeitsehr. f. wiss. Mikroskopie. XX, 2. 9 



