130 



Gelblum: Dispositif d'arret du tube ä tirage. 



XX, 2. 



-C=l 



Celui-ci dans ses parties essentielles comprend im arret 1 porte 

 par la piece en mouvement, — le tube 2 — , et le buttoir 3, fixe 

 sur la platine 4; fig\ 1. 



Pour que ce Systeme d'arret puisse etre utilement applicable aux 

 microscopes, il faut qu'il remplisse les trois conditions suivantes: 



1° II doit etre independant de la Variation de la longueur 

 du tube. 



Celle-ci n'est pas rigoureusement constante, attendu que le tube 

 se compose de plusieurs pieces ajustees eusemble. Or la distance 



frontale etant de quelques 

 dizieines de mm a peine, pour 

 de forts grossissements , rien 

 que le serrage ä fond plus 

 ou moins complet de la mon- 

 ture , lors du reehange de 

 l'objectif 5 peut deja rendre 

 illusoire Tefficacite de l'arret. 

 Pour eliminer cette cause 

 d'erreur et rendre la distance 

 d entre l'arret et l'extremite 

 inferieure du microscope rigou- 

 reusement constante , malgre 

 Tentremise des revolvers porte- 

 objectifs, etc., il faut que 

 Varrrt sott portr par l'objectif 

 i»('me, dont il a ä sauvegarder 

 I la lentille. 



2° LT arret doit etre, de 

 plus , independant de Tepais- 

 seur de la preparation et de celle des verres. 



Autrement dit, il doit etre ä course variable suivant Tepaisseur 

 de preparation avec ou Bans verre. Car si l'arret ne pouvait etre 

 regle que pour une hauteur de course h — e (fig. 1) correspondant 

 a certaine epaisseur e de la preparation, uue Variation dans la dite 

 epaisseur — en modifiant cette hauteur — aurait pour consequence, 

 ou bien l'arret premature (et par suite rempechement de la mise 

 au point), si la nouvelle epaisseur e'<e, ou bien l'arret ne pro- 

 tegerait plus contre le contact eventuel de l'objectif avec la pre- 

 paration — pour tonte epaisseur e" > e. 



La modification qu'il faut apporter dans la disposition de la 



X 



^® 



3^ 



^Z 





1. 



