XX, 2. 



Gelblum: Dispositif d'arret du tube ä tirage. 



131 



fig. 1., pour tenir compte de la difference d'epaisseur des pre- 

 parations, c'est de faire un des buttoirs ä hauteur variable, en les 

 eonstituant par une vis et ecrou, voir fig. 2 et 3. 



L'arrangement de la fig. 2 est preferable : il perinet de mettre 

 l'arret ä la hauteur voulue, meine quaud l'epaisseur des preparations 

 ou des verres est inconuue. Toutef'ois le pas de la vis doit etre choisi 

 ji ce qu'on puisse regier facilemeut cette hauteur au 1 / 100 de mm pres. 



3° II faut encore que l'arret s'adapte facilement ä tous les 

 objectifs et ä tous systemes ou genres de microscopes. — 



5 



Z7 ^Z 



J. 



Z7 SZ 



3. 



Ce resultat sera atteint, en faisant les arrets superieurs inter- 

 changeables, c'est-ä-dire de sorte qu'on puisse en enlever facilement 

 un quelconque d'un objectif donne , et le fixer sur un autre. Dans 

 ce but, la monture des objectifs serait munie d'une saillie de forme 

 appropriee, et sur laquelle viendrait s'ajuster la bague correspon- 

 dante 1 (fig. 3 et 4) portant l'arret. 



Moniere d' operer. Comme je Tai fait remarquer plus haut, 

 un tel Systeme d'arret fixe . n k buttoir" risque fort d'abimer les or- 

 ganes de transmission du mouvement, surtout la vis niicrometrique 

 de haute precision, — tout au moius la, oü le microscope est depourvu 

 de certains dispostifs complementaires de securite. 1 Pour se mettre 



*) Dans ces derniers, c'est l'avertisseur k sonnette electrique qui se 



