424 Gelblum: Le mouvement lent du tube de microscope. XX, 4. 



(vis micrometrique). Elles amortissent en quelque sorte la sensibilite 

 du mouvement de la vis. 



Cet inconvenient peut toutefois etre completement evite par le 

 second procede, lequel a pour but 



b) L'annulation du c o u p 1 e meme. En effet , il sut'fit 

 pour cela d'opposer au couple — JRq 1 im autre couple de meme 

 intensite , de sens contraire et agissant dans le meme plan , defini 

 par consequent par la relation 



— R 6l + Ss = (11) 



On le realise pratiquement en disposant de l'autre cöte de la 



vis micrometrique un contrepoids S, — voir fig. 1, — faisant equi- 

 libre au poids du tube. Mais il en resulte un surcroft de poids de 

 l'appareillage mobile, lequel influe egalement d'une maniere defavo- 

 rable sur le fonctionnement de la vis micrometrique. 



On pourrait naturellement se servir , dans le meme but , de la 

 tension d'un ressort. Cette disposition a , du reste , dejä regu une 

 sanction pratique ä la Maison Leitz, de Wetzlar, qui l'a adoptee 

 pour ses nouveaux modeles de microscopes, 



voir fig. 2. 



3° n = 2. 



Les deux equations d'equilibre se ramenent a 



