418 Culmann: Monoculares, bildaufrichtendes Prismen-Mikroskop. XX, 4. 



Der 10X10 cm grosse Tisch besitzt eine Oeffnung von 4 cm, 

 die durch ein Diaphragma auf 2 cm reducirt werden kann. Am 

 Untertheil des Tisches ist drehbar eine schwarze Blechscheibe be- 

 festigt, die zur Hälfte mit einem weissen Cartonblatt überzogen ist, 

 so dass man dem Präparat, wenn man es in reflectirtem Lichte be- 

 trachtet, nach Belieben einen weissen oder schwarzen Untergrund 

 geben kann. Die Drehungsachse der Scheibe , die sich bei dem 

 binocularen Stativ rechts befindet, ist auf die linke Seite herüber 

 genommen worden , um die rechte Seite für das Zeichenblatt ganz 

 frei zu lassen. 



An den beiden Seiten des Tisches lassen sich in der gewohnten 

 Weise zwei Armstützen befestigen , die bei dem neuen Stativ , wie 

 bei den neuerdings gelieferten binocularen Präparirstativen , etwas 

 gegen den Körper des Beobachters hinlaufen. Diese Form der Arm- 

 stützen ist der fast aufrechten Körperhaltung, die beide Stative er- 

 möglichen, angemessener als die gerade. 



Zwei lange Tischfedern können zur Befestigung des Object- 

 trägers oder auch zur Festklemmung einer Korkplatte dienen, wenn 

 man das Präparat durch Stecknadeln festlegen will. 



Das ganze Obertheil des Stativs wird durch zwei starke Schrauben 

 auf dem Untertheile befestigt. Der Winkelarm, der das optische 

 System trägt , kann in zweierlei Weise in verticaler Richtung auf 

 und nieder bewegt werden: erstens in gewohnter Weise durch Zahn 

 und Trieb, zweitens von Hand durch Verschiebung in einer schwalben- 

 schwanzförmigen Nut. Zum Festklemmen in der Nut dient eine mit 

 einem kurzen Hebel versehene Schraube (vgl. die Figur). Die zweite 

 Verticalbewegung hat den Zweck, ohne übermässige, den Beobachter 

 störende Verlängerung der Zahnstange, den Objectabstand von über 

 10 cm zu erhalten, der für das Objectiv a* nöthig sein kann, wenn 

 es mit dem Ocular 1 combinirt wird. 



Der Winkelarm trägt einen federnden Ring, in den das optische 

 System eingesteckt und mittels ränderirter Schraube festgeklemmt wird. 



Das Umkehrsystem ist in eine Trommel eingebaut, die zwei 

 Rohrstutzen trägt. In den oberen werden gewöhnliche Mikroskop- 

 oculare eingesetzt. Der untere ist mit dem englischen Objectivgewinde 

 versehen, kann also nach Belieben einen Revolver mit mehreren 

 Objectiven oder direkt ein einziges Objectiv tragen. Die Länge der 

 Rohrstutzen ist so bemessen worden, dass die Tubuslänge ohne 

 Revolver 145 mm beträgt. Mit dem Revolver wird sie dann genau 

 160 mm, so dass auch mittelstarke Objective , ohne Einbusse an 



