420 Culmann: Monoculares, bildaufrichtendes Prismen-Mikroskop. XX, 4. 



überlegen, dass es das gerade beim Präpariren so wertbvolle körper- 

 liche Sehen gewährt, aber es ist, weil alle optischen Theile, mit 

 Ausnahme des Spiegels doppelt vorhanden sind , erheblich theuerer 

 und nicht zum Beobachten bei stärkerer Vergrösserung eingerichtet. 



Als Beobachtungsmikroskop ist die Leistung des monocularen 

 Prismenmikroskopes durch den Mangel der Mikrometerschraube und 

 des Condensors natürlich nach oben beschränkt. Das Objectiv C 

 (f = 7 mm, num. Ap. 0*4j , allenfalls auch noch D (f = 4*2 mm, 

 mim. Ap. 0*65) sind noch mit Vortheil zu verwenden. Mit D ge- 

 lingt es zum Beispiel leicht, Pleurosigma angulatum mit dem Stativ 

 aufzulösen, die Mikrometerschraube wird aber doch schon vermisst, 

 so dass es sich empfehlen dürfte, bei C stellen zu bleiben, das mit 

 Ocular 2 125mal, mit Ocular 4 22ümal vergrössert. Obschon das 

 neue Präparirstativ das Mikroskop nicht vollständig ersetzen kann, 

 wird es doch sehr angenehm empfunden werden, während des Prä- 

 parirens durch blosses Drehen des Revolvers irgend einen Theil des 

 Präparates bei etwa 200facher Vergrösserung betrachten zu können. 

 In gewissen Fällen wird diese Vergrösserung sogar ganz ausreichen 

 und das Mikroskop entbehrlich machen, was besonders auf der Reise 

 von Werth sein dürfte. 



Als Zeichenapparat unterliegt das neue Stativ nach oben hin 

 wieder den eben besprochenen Beschränkungen; für das Zeichnen 

 bei schwacher Vergrösserung ist es dagegen besonders geeignet, weil 

 es eine ausgiebige Benutzung des Objectivs a* gestattet. Mit den 

 (»ciliaren 1, 2, 3, 4 und 5 lassen sich mit diesem Objectiv alle 

 Verirrösserungen zwischen 3 und :;:; in ununterbrochener Folge her- 

 stellen. 



Man sieht, die Verwendung des Stativs ist eine sehr vielseitige, 

 es dürfte daher in vielen Fällen dem Stativ PI (grosses Präparir- 

 stativ mich Paul Mayer) vorzuziehen sein. 



[Eingegangen am 8. April 1904.] 



