38 Flesch: lieber einen heizbaren Objecttiscb. I, 1. 



bestimmten Hahnes die Sperrpiucette (d) geöffnet. In wenigen Secimden 

 konnte so die Temperatur der Kammer nm mehr als 30" variirt wer- 

 den; sobald der Temperaturwecbsel erreicht war, wurde die Sperr- 

 piucette geschlossen und so der Abfluss wieder verlangsamt. 



Noch bin ich nicht aller Schwierigkeiten in der Temperaturregu- 

 lirung Herr geworden, wenngleich ich für meine Zwecke zur Zeit alles 

 Nöthige erreichen kann. Die eine Schwierigkeit liegt darin, dass in dem 

 Zuflussrohr selbst eine ziemlich bedeutende Abkühlung des heissen 

 Wassers stattfindet, diese ist imi so grösser, je langsamer das Wasser 

 fliesst, je länger also ein Theil desselben in dem Rohre stagnirt. Sollte 

 es darauf ankommen. Stunden oder Tage lang constante Temperatur zu 

 erhalten, so wird nach meinen Proben die Anwendung des Apparates 

 ein mangelhaftes Resultat geben. Hier dürfte wohl ein schneller Strom 

 mittels einer Gasflamme und des Thermoregulators auf constanter Tem- 

 peratur gehaltenen Wassers das Richtigere sein 5 Versuche in diesem 

 Sinne habe ich nicht gemacht ; deren Ergebniss wird indessen kaum 

 zweifelhaft sein können. Ferner gelingt es nicht, beliebige Temperaturen 

 bei der Abkühlung zu erwerben ; ich konnte die niedere Temperatur 

 nur dann constant erhalten, wenn ich kaltes Wasser von dem ge- 

 wünschten Wärmegrad selbst durch die Kammer strömen Hess. 



Einige andere Unvollkommenheiten theilt der Apparat mit allen 

 mir bekannten Constructionen mit Ausnahme der RANViER'schen ; es 

 wird stets die Temperatur des Objectträgers eine andere sein, als die des 

 Tisches, speciell aber wu'd gerade die Stelle des Präparates noch einer 

 stärkeren Wärmeableitung nach dem Objective unterworfen sein. Bei 

 dem RANviER'schen heizbaren Objecttisch besteht die Heizkammer aus 

 zwei über einander stehenden Abtheilungen; in einem Spalte zwischen 

 diesem liegt das Präparat, die untere enthält die Blenduugsöffnung, die 

 obere umfasst das Objectiv. Es liegt auf der Hand, dass ich dies ohne 

 weiteres auch bei der beschriebenen Einrichtung hätte erreichen können ; 

 ich fiirchtete indessen, dass die Erwärmung des Objectivs leicht eine 

 zu hohe imd schädliche werden könnte. — Bei Stativen, bei welchen 

 die Einpassung des Tisches statt des Drehtisches nicht mögUch ist, 

 müsste man Bedacht darauf haben, die Blendungshülsen gewünschten 

 Falles über die Ebene des gewöhnlichen Objecttisches an der des oben 

 aufgestellten Heiztisches zu erheben. Auch dann dürfte aber die mitge- 

 theilte Einrichtimg, im wesentlichen eine Ausarbeitung des von Haetley 

 (s. 0.) vorgeschlagenen, in mancher Hinsicht sich nützlich erweisen. 



