36 Flesch: Ueber einen heizbaren Objecttiscli. L 1. 



Metallkammer von rechteckiger Form, welche in der Mitte von der 

 Blendungsöffuung durchsetzt ist; von der Seite her sind Zu- und Abfluss- 

 rohr sowie ein Ansatz für ein Thermometer angebracht. Es sollte 

 ferner der Objecttisch so an dem Mikroskopstativ angebracht werden, 

 dass durch ihn eine Erhöhung des Tisches nicht stattfände, dass also 

 ein darauf liegender Objectträger in normaler Weise mit der freien 

 Fläche des AsBE'schen Beleuehtungsapparates in Contact stehen könnte. 

 Hierzu bot nun das von mir benutzte Stativ der SEiBEEx'schen Werk- 

 stätte ' die günstigste Gelegenheit. Dasselbe ist ein mittleres Stativ 

 mit drehbarem Objecttisch; letzterer ist so construirt, dass nicht, wie 

 bei Haktnack, Leitz u. a. der Tisch mit dem Oberbau des Instrumentes 

 um die optische Achse gedreht wird; es wird vielmehr nur eine dünne, 

 in den Objecttisch eingelassene runde Metallplatte auf demselben be- 

 wegt. Es wurde daher die Kammer des heizbaren Objecttisches so 

 eingerichtet, dass sie an Stelle der drehbaren Platte eingesetzt werden 

 kann. Allerdings kann nun aus technischen Gründen nur schwer die 

 Kammer so eng sein, dass sie nicht die Dicke jeuer Platte übertrifft. 

 Dies war indessen kein wesentliches Hiuderniss. Für das gewöhnliche 

 Arbeiten dürfte wohl nie ein bedeutenderer Grad schiefer Beleuchtung 

 nöthig werden, als der bei Anwendung des AsBE'schen Apparates er- 

 reichbare. Hierfür ist aber die Dicke des Objecttisches gleichgiltig; 

 nur für die Bedürfiiisse derjenigen, welche sich ausschliesslich mit dem 

 Entziffern von Diatomeenzeichuungen und ähnlichem abgeben, dürften 

 besonders dünne Objecttische zur Erlangung sehr scharfer Beleuchtungen 

 noch in Betracht kommen. Indem also die gewöhnUche dünne Platte 

 des SEiBEKi'schen Drehtisches gegen eine etwas dickere vertauscht wird, 

 wie mir von Herrn Seibekt vorgeschlagen worden ist (dies war zur 

 Zeit der Demonstration des Modellexemplars gelegentlich der Freiburger 

 Naturforscher- Versammlung noch uicht ausgeführt), kann erreicht werden, 

 dass nach Belieben der gewöhnliche Objecttisch direct durch den heiz- 

 baren ersetzt wird; es kann also auch nach Belieben ein Beleuchtungs- 

 oder Polarisatiousapparat bei der Untersuchung verwendet werden, wie 

 bei dem gewöhnlichen Objecttisch. 



Da der specielle Zweck, zu welchem ich den Apparat zu benutzen 

 haben werde, in Hinblick auf Beleuchtung u. s. f. keine weitgehenden 

 Anforderungen stellt, so habe ich besondere Proben nach dieser Seite 



') Vergl. über dasselbe: Flesch, M. , Ueber einige Verbesserungen an 

 Seieeet und Krafft's Mikroskop-Stativ. Waldeyee's Archiv f. mikroskop. 

 Anat. Bd. XIX p. 504, 505. 



