I, 4. Referate und Besprechungen. 597 



welche nicht nur die Schutzimpfungen, sondern auch die Probeimpfungen 

 mit virulentem Milzbrand durchgemacht hatten, nicht sämmtlich: von 

 zehn Thieren starben zwei. „Die bisher geübte Schutzimpfungsmethode 

 ist daher für die Praxis nur als ein höchst zweifelhafter Gewinn zu be- 

 zeichnen". 



Hesse, W., üeber quantitative Bestimmung der in der 

 Luft enthaltenen Mikroorganismen, (Mittheil. a. d. 

 Kaiserl. Gesundheitsamte Bd. U, 1884, p. 182 flp.). 



Koch hatte bereits die von ihm in die bacterioskopische Technik 

 als Substrat für Bacterienzüchtungen eingeführte feste Nährgelatine auch 

 als Mittel zur Untersuchung der Luft auf in ihr enthaltene Mikroorga- 

 nismen benutzt ; eine quantitative Bestimmung der letzteren gestattete 

 jedoch sein Apparat nicht. Einen hierfür geeigneten Apparat zu con- 

 struiren, war die Aufgabe, die sich Verf. gestellt und mit Erfolg ge- 

 löst hat. 



Seine Methode besteht im wesentlichen in der Durchleitung der 

 Luft durch lange Glasröhren, deren Wandungen mit erstarrter Kocn'scher 

 Nährgelatiue ausgekleidet sind. Mittels eines Aspirators wird der 

 Luftstrom geregelt und zugleich gemessen. Aus der Zahl der auf der 

 Gelatine auftretenden Colonien und der Menge der aspirirten Luft ergibt 

 sich ein genauer ziffernmässiger Ausdruck für den Gehalt der Luft an 

 Keimen (selbstverständlich nur solchen, welche mit dem Nährboden in 

 Berührung und darauf zur Entwicklung kommen). Hesse's Apparat ^ 

 setzt sich dementsprechend zusammen aus einer (in der Ptegel 70 cm 

 langen und 3*5 cm weiten) Glasröhre, welche an ihrem einen Ende 

 durch zwei Gummikappen geschlossen ist, deren nach innen gelegene 

 in der Mitte einen, etwa 1 cm Durchmesser besitzenden, runden Aus- 

 schnitt hat ; das andere Ende ist mit einem knapp anschliessenden 2 cm 

 dicken Kautschukpfropf versehen, welcher in seiner centralen, etwa 

 1 cm weiten Durchbohrung ein mit zwei Wattepfropfen an beiden Enden 

 verlegtes Glasröhrcheu trägt. Die Röhre und ihre Verschlüsse werden 

 behufs Sterilisiruug 1 — 2 Stunden strömendem Wasserdampfe von 

 lOO*^ C. ausgesetzt 2, und, nach dem Erstarren der Gelatine, (welches 

 in der Weise zu Stande gebracht wurde, dass man die aus dem Sterili- 

 sirungsapparate herausgenommene und etwas abgekühlte Röhre unter 



') Derselbe ist mit Zubehör zu beziehen bei Emu. Keller in Schwarzenberg 

 in Sachsen. 



2) Der hierbei vom Verf. benutzte Dampfkessel ist für 20 Mark gleichfalls 

 bei E. Eej^leh käuflich. 



