I, 2. Stein: Die Verw. d. elektr. Glühlichtes zu mikrosk. Unters. 165 



chen zum prächtigen Weissglühen zu veranlassen, genügt der Strom 

 aus zwei BuNSEN'schen oder GKOVE'schen Elementen von je 20 cm Höhe 

 oder zweier gleichgrosser GRENET'scher Tauchelemente, wie e i n solches 

 bei G in Figur 6 bei dem daselbst abgebildeten, mikrophotographischen 

 Apparate zu sehen ist. Die elektrische Glühlampe Figur 1 C hat einen 

 etwas grösseren Kohlenbügel, und müssen, um dieselbe in genügende 

 Wirksamkeit treten zu lassen, drei Elemente benutzt werden. Man 

 kann, um einen grösseren Lichteffect nach einer Richtung hin zu er- 

 zielen, ein Stück der Kugeloberfläche der Lämpchen, wie bei d ersicht- 

 lich, von aussen mit Spiegelfolie belegen lassen, so dass das Licht des 

 Kohlenbügels direct und zwar in Folge der Kugelgestalt der Lampe 

 zum Theil in parallelen Strahlen auf das Object geworfen wird. Ueber 

 die Qualität der Lichtstrahlung wird des Weiteren noch berichtet wer- 

 den. Die Oesen f und e dieser Lampe werden in gleicher Weise, wie 

 diejenigen des kleineren Lämpchens, an die Zuleitung befestigt. 



In Figur 2 sehen wir ein grösseres Lämpchen a und ein kleineres 

 Lämpchen e an einem eigenthümlich aufgestellten Mikroskope befestigt. 

 Das betreifende Instrument ist mit seinem Fusse /Sauf einen Holzkasten (Z)) 

 geschraubt, welcher eine ähnliche Form hat, wie die Kästen der Prä- 

 parirmikroskope. Sowohl die Lampe a als auch die Lampe e sind, um 

 solchen eine nach jeder Richtung hin lenkbare Bewegung zu gestatten, 

 an mit Kugelcharnieren verseheneu Stäben befestigt. Da das Mikro- 

 skop eine zusammenhängende Metallmasse darstellt, so kann solches für 

 die eine Leitung, z. B. die positive, benutzt werden und kann man da- 

 durch einen Leitungsdraht ersparen, während der negative Draht hinten 

 an dem Mikroskopstativ emporläuft und seine gut isolirten Abzwei- 

 gungen neben dem Charniergelenke nach den beiden Lampen abgiebt. 

 Der aus der Batterie kommende Strom tritt bei p und n in den Apparat 

 ein. Von n führt ein verdeckter Leitungsdraht direct an den Fuss des 

 Mikroskops, während die in die Klemmschraube p endende Leitung, be- 

 vor dieselbe zu den Lampen tritt, erst einige Nebenapparate durchläuft, 

 die in dem Kasten CD angebracht sind und ihrerseits wiederum mit 

 den Knöpfen 7, 11^ III links und den Knöpfen 1 bis 7 rechts, über 

 welchen bei g und f Kurbelcontacte schleifen, in Verbindung stehen. 

 Die Kurbelcontacte bei f und die mit denselben in Verbindung stehen- 

 den Drahtspiralen bei i stellen zusammen einen Spiralrheostaten dar, 

 welcher den Zweck hat, den Strom nach Belieben zu verstärken oder 

 abzuschwächen. Bei Benutzung einer kleinen Batterie von zwei Ele- 

 menten ist, wie wir später sehen werden, diese Einrichtung überflüssig. 

 Hat man aber eine grössere Batterie in Verwendung, die auch noch zu 



