166 



Stein: Die Verw. d. elektr. Glühlichtes zu mikrosk. Unters. I, 2. 



anderen Zwecken, als zur Beleuchtung eines Mikroskopes dienen soll, 

 so würde ein derartiger Strom für die Lämpchen zu stark sein und die- 

 selben zerstören. Es ist dalier für solclie Zwecke eine Einrichtung 

 nöthig, mittels deren man den Strom nach Belieben reguliren kann. Der 

 Kheostat v li i besteht aus sieben Neusilber-Drahtspiralen von ver- 

 schiedener Dicke, welche dem Strome einen verschiedenen Widerstand 

 entgegensetzen , wodurch die elektrische Energie in Wärme umge- 

 wandelt, dadurch in zweiter Linie der Strom geschwächt wird und in 

 geringerer Intensität zu den Lampen gelangt. Die Vorrichtung hat 

 aber ausserdem noch den Zweck, einen verschiedenen Helligkeitsgrad 

 in der Lampe nach Belieben zu erzeugen, welcher sich nach der ange- 

 wandten Vergrösserung zu richten hat. Es ist leicht begreiflich, dass 

 man bei einer sehr starken, viel Licht absorbirenden Immersionslinse 

 ein stärkeres Licht nöthig haben wird, als bei der Anwendung eines 

 schwachen Systems. Würde man aber bei einem schwachen Systeme 

 das kräftigste Licht benutzen, so würde das beobachtende Auge hiervon 

 ebenso geblendet werden, wie bei der Benutzung directen Sonnenlichtes 

 mittels eines Hohl- oder Planspiegels. Man wird demnach bei einer 

 mikroskopischen Untersuchung zuerst die Kurbel f auf dem Knopf 1 

 ruhen lassen und allmählich über die verschiedenen Knöpfe weiter 

 drehen, bis man in der Lampe den Lichtgrad, den man eben zu der 

 vorliegenden Untersuchung nöthig zu haben glaubt, erreicht hat. 



Das bei g abgebildete Kurbelsystem hat nur den Zweck, den 

 Strom umzuschalten und zwar geht der Strom, wenn die Kurbel g auf 

 dem Knopfe / steht, in die obere Lampe a ; wenn die Kurbel auf dem 



Knopfe // steht, geht der Strom 

 in die Lampe e, währenddem, 

 wenn die Kurbel^ auf dem Knopfe 

 III steht, der Strom in keine der 

 beiden Lampen eintritt, sondern 

 direct in den Objecttisch B. Alle 

 Leitungen führen durch den 

 Knopf r und von hier durch ein 

 aus mehreren Drähten bestehen- 

 des Leitungskabel nach der 

 Schraube c, von wo aus sich der 

 Strom an die verschiedenen Stellen 

 des Mikroskops, je nachdem man die Kurbel g di-eht, vertheilt. In 

 den Objecttisch B habe ich zwischen die beiden Platten eine in Figur 3 

 besonders abgebildete Platinspirale eingelassen, welche sich bei Durch- 



3. 



