1,2. 



Stein: Die Vcrw. d. elektr. Glühlichtes zu mikrosk. Unters. 



1G7 



treten des Stroms erwärmt und dadurch die Luft, welche sich in der Oeff- 

 nung des Objecttisches befindet, und in zweiter Linie das Object selbst auf 

 einen höheren Temperaturgrad bringt. Je nachdem ein Strom von grösserer 

 oder geringerer Quantität die bei d (Figur 2) in den Objecttisch einzu- 

 schiebende Platinspirale durchströmt, wird dieselbe mehr oder weniger 

 erhitzt und dadurch ein höherer oder niederer Temperaturgrad in der auf 

 diese Weise als „elektrisch heizbarer Objecttisch" zu bezeichnenden Vor- 

 richtung erzeugt. Die Differenz der Temperatur kann man gleichfalls 

 mit dem Spiralrheostaten fv h i, je nachdem die Kurbel/* auf einem der 

 Knöpfe ruht, reguliren. Was das Messen der erzielten Temperaturhöhe 

 anbelangt, so ist es ein Leichtes, auf dem Objecttische in nächster Nähe 

 des Objectes entweder ein Metallspiral-Thermometer oder eine thermo- 

 elektrische Säule anzubringen, wie solche in Figur 4 und 5 abgebildet 

 und welche folgendermassen construirt werden können. 



Das Metall-Thermometer, Figur 4, besteht aus einem äusseren 

 Streifen von Messing 6' und einem inneren von Eisen r, welche an ein- 



\Q) 50 





60 



I ^0 



4. 



ander gelöthet sind. Das Ende h der Spirale ist mittels der kleinen 

 Lenkstange c an dem kurzen Hebelarm d, welcher den Zeiger eh trägt, 

 befestigt. Letzterer bewegt sich leicht und frei auf der Zeigerachse X', 

 bei Veränderung der Temperatur wird der Zeiger eh infolge Ausdehnung 

 oder Zusammenziehung der Spirale bewegt und zeigt auf der Scala f g 

 des Zifferblatts den Wärmegrad der Temperatur der Spirale, beziehungs- 



