I, 2. Flesch: Welche Auss. bietete!. Einf.d. elektr. Lichtes in il.Mikrosk. 175 



Welche Aussicliten bietet die Einfüliruiiö' 

 des elektrischen Lichtes in die Mikroskopie? 



Von 



Dr. Max Flesch 



in Bern. 



Die Versuche, welche in der jüngsten Zeit gemacht werden, elek- 

 trische Beleuchtung zu mikroskopischen und mikrophotographischeu 

 Arbeiten zu verwerthen, insbesondere aber die auf Einführung eigener, 

 dem genannten Zwecke dienender Apparate gerichteten Bestrebungen 

 VAN Heurck's und Stearn's ^ dürften es angezeigt erscheinen lassen, 

 die Aussichten, welche aus der praktischen Benutzung jener Vorrich- 

 tungen erhofft werden können, kurz zu erörtern; competenten Fach- 

 männern wird natürlich die ausführliche Besprechung der in Betracht 

 kommenden physikalischen Fragen vorzubehalten sein. 



Die Entscheidung über die Brauchbarkeit einer Lichtquelle zu 

 mikroskopischen Zwecken ist aus denselben Erwägungen abzuleiten, 

 welche über die maximale Leistungsfähigkeit des Mikroskopes Aufschluss 

 geben. Im wesentlichen ist hierbei die Qualität des Lichtes, beziehungs- 

 weise der Reichthum desselben zu kurzwelligen Strahlen massgebend. 

 „Die Unterscheidungsgrenze des Mikroskopes, welche unter den gegen- 

 wärtigen Verhältnissen nicht weiter gesteigert werden kann, liegt also 

 für die gebräuchliche Beleuchtungsweise so, dass sie unter den günstig- 

 sten Umständen für noch zulässige, äusserst schiefe Beleuchtung über 



') Vergl. VAN Heurck, La lumicre electrique appliquee aux reclierclies de 

 la micrographie (Bull, de la Soc. Beige de Microsc. 1881—1882, p. LIX) ; ferner 

 Stearn, On tlie use of incandescence lamps as accessories to the Microscope 

 (Journ. R. Microsc. Soc. Ser. 11 vol. III p. 29). — Dem erstgenannten Autor 

 gebührt jedenfalls die Priorität nicht nur der Anwendung, sondern auch der 

 sachlichen Begründung seiner Versuche (dieselben sind bereits am 25. Februar 

 1882 publicirt); Stearn hat zuerst eigens dazu angefertigte, kleine Glühlämpchen 

 in Anwendung gezogen; auch hat er zuerst den — jedenfalls noch nicht ge- 

 nügend motivirten — Versuch gemacht, die Apparate am Mikroskopstativ selbst 

 zu fixiren. Stein's spätere Publication (Elektrotechnisch ausgerüstetes Mikro- 

 skop, Zeitschr. des elektrotechn. Ver. Wien, H. 7 v. 15. Oct. 1883, S. A.) ist 

 im wesentlichen, soweit die Anwendung des elektrischen Lichtes in Betracht 

 kommt, eine Copie nach Stearn. 



