T, 2. Kleinere Mittlieilungen. 245 



steht, und in ihr Läuft ein gusseiserner Schlitten, dem oben, vermittels 

 einer starken Klaue, ein Messer (in der Weise wie bei dem ZEiss'schen 

 Mikrotom) horizontal aufgespannt werden kann, und der mit einem 

 Griff versehen ist, um die ganze doppelte Schlittenführung in Bewegung 

 zu setzen. Dabei vollführt das Messer eine Bewegung in der Richtung 

 der Diagonale beider Schlittenbewegungen, Diese ganze Construction 

 ist nicht neu, denn sie findet sich genau so bei dem von Dippel be- 

 schriebenen BoECKER'schen Mikrotom. 



Vor dem bis jetzt beschriebenen Mechanismus befindet sich der 

 Halter für das zu schneidende Object und die Vorrichtung zum all- 

 mählichen Heben desselben (ähnlich wie bei dem ZEiss'schen, von 

 Dippel im Handbuch Figur 492 abgebildeten Mikrotom). Neu daran 

 ist, dass, wie bei dem vorhin beschriebenen, REicHEKT'schen Mikrotom, 

 die allmähliche Hebung des Objectes durch den Apparat 

 selbst automatisch bewirkt wird. Der Objecthalter hat eine 

 senkrechte Schlittenführung wie bei Zeiss, auf den eine senkrechte 

 Mikrometerschraube von 1 mm Schraubenhöhe wirkt. Die Mikrometer- 

 schraube trägt eine in 100 Theile getheilte Trommel; letztere ist am 

 Rande wie ein Zahnrad mit schief gestellten Zähnen gestaltet ; in diese 

 Zähne greift ein einfacher Haken ein, ähnlich wie der Doppelhaken 

 einer Schwarzwälder Uhr, der die Pendelbewcgungen auf das Räderwerk 

 überträgt. Jener Haken steht mit einem doppelten Hebelwerk in Ver- 

 bindung, auf welches seinerseits ein horizontaler Stift am oberen Schlitten 

 je nach seiner, durch Schraubenbewegung zu regulirendcn Stellung, 

 mehr oder minder verschiebend einwirkt, wenn man den Schlitten be- 

 hufs Schneidens in Bewegung setzt. Stösst der Stift gegen das Hebel- 

 werk, so treibt dieses die Mikrometertrommel um ein Gewisses weiter, 

 wodurch die Hebung des Schnittobjectes gegeben ist: bei Aufhören des 

 Druckes springt der Haken, getrieben durch eine Spiralfeder, einen 

 oder einige Zähne weiter zurück, je nach der Stellung, die man dem 

 Stifte gegeben hatte. 



Soviel über die mechanische Einrichtung des Instrumentes. Es 

 ist dasselbe einer eingehenden Prüfung unterzogen worden. Da speciell 

 in der Botanik Mikrotome nur selten und zu ganz bestimmten Zwecken 

 angewendet werden, so bat ich Herrn Dr. Schieffeedeckee, mich mit 

 seinen Erfahrungen in der zoologischen Mikrotomtechnik hierbei zu 

 unterstützen. Wir haben die Prüfung gemeinschaftlich vorgenommen 

 und sind zu den folgenden Resultaten gelangt. 



Es ist durch diesen Apparat kein Fortschritt in der Construction 

 der Mikrotome gemacht worden, denn: 



