1,2. Flesch: Welche Auss. bietet d Eiiif. d. elekt. Lichtes in d. Mikrosk. 179 



Flesch ') ; Deckgläser aus blauem Glas zwischen Präparat und Object ^ • 

 mit farbigen Flüssigkeiten gefüllte Tröge mit planparallelen Glaswänden 

 zwischen Lampe und Spiegel (Pfitzner'); mit farbigen Lösungen (Sub- 

 strat Glycerin oder Nelkenöl) gefüllte hohle plancouvexe Beleuchtungs- 

 linsen (Deby *) ; Schusterkugel, gefüllt mit Kupfersulfatlösung 15 : 600 

 H2 (Kitten ^) oder Kupferoxydammoniaklösung (Strasbueger), Hart- 

 nack's Beleuchtungsapparat für homogenes farbiges Licht ^ u. a. m. 

 Vom theoretischen Standpunkte aus würde nur die letztgenannte und 

 ihr verwandte Vorrichtungen ausreichen ; für die Praxis dürften jedenfalls 

 neue Versuche zu machen sein , um eine möglichst vollkommene und 

 doch leicht zu handhabende und an jedem Mikroskop anzubringende 

 Einrichtung zu erzielen. 



Aus dem Vorstehenden dürfte hinlänglich hervorgehen, nach wel- 

 chen Richtungen Vortheile aus der Anwendung des elektrischen Lichtes 

 für den Histologen zu erwarten sind. Vor Allem erwünscht wird die 

 Beschaffung geeigneter Elektricitätsquellen sein. Vorläufig werden dazu 

 auf chemischem Wege erzeugte Ströme dienen müssen , da wohl kaum 

 Institute, noch weniger Private sehr bald in die Lage kommen werden, auf 

 mechanischem Wege producirte Ströme zu benutzen. Geeignete Glüh- 

 lampen sind bereits ziemlich verbreitet in Gestalt der als TROUvii'sche 



Flesch, M. , Beleuchtimgsvorrichtung zum Mikroskopiren bei künst- 

 lichem Lichte (Sitzungsber. d. i)hys. med. Gesellsch. Würzburg. Jahrg. 1882 

 p. 37). 



2) Dieselben werden von Trachsel-Chrozet. Succ. Geneve 63 e Place des 

 Grottes vertrieben ; es ist mir nicht mehr erinnerlich von wem die Empfehlung 

 derselben — mir durch Herrn v. Külliker in Würzburg gezeigt — ausgeht. 



3) Pfitznee, W., Beobachtungen über weiteres Vorkommen von Karyo- 

 kinese (Arch. f. mikrosk. Anat. Bd. XX p. 127). — Pfitznek verwendet mono- 

 chromatisches Licht in eigenthümlicher Anordnung in der Art, dass er dem 

 Gesichtsfelde durch das oben erwähnte Verfahren eine der Eigenfarbe des 

 (künstlich tingirten) Präparates complementäre Färbung ertheilt. 



") Deby, J., Receipts for microscopists (Amer. Monthly Microsc. Journ. 

 Vol. II p. 24). Anfertigung der Linsen bei J. Browning. 



^) Kitten, F., Hollow glass sphere as condensor (Journ. R. Microsc. Soc. 

 Ser. II vol. II, p. 112 nach Science-Gossip). — Die Vorrichtung ist schon länger 

 allgemein bekannt und in Anwendung. 



6) DippEL, Das Mikroskop etc. 2. Aufl. Bd. I p. 603. - Es ist mir, da 

 mir die betreffenden Apparate noch nicht zugänglich waren, nicht bekannt, 

 wie weit Rollett's und Aisbe's Spectropolarisatoren (vgl. darüber Dippel 1. c.) 

 sich zur monochromatischen Beleuchtung eignen; jedenfalls würde auch für sie 

 der hohe Preis und die Schwierigkeit der Anpassung an die kleineren Stative 

 der Einführung hinderlich sein. 



12* 



