266 Referate und Besprechungen. I, 2. 



Commission der Münchener Elektricitätsausstellung mit, dass man an 

 , Stelle einer gewöhnlichen Studirlampe eine elektrische Glühliehtlampe 

 zu den in dem Titel erwähnten Zwecken aufstellen und als reflectirtes 

 Licht zu jeder Art von einschlägigen Untersuchungen mit Vortheil ver- 

 wenden könne. 



X>. Beleuchtungsvor7'ichtU7iffen. 



H(auausek), Ed., Eine zweckmässige Mikroskopirlampe. 

 (Beilage d, Zeitschr. f. laudwirthschaftl. Gewerbe. Fachzeitung 

 f. Waarenk., 1883, No. 6 p. 32). 



An der von Robert Rühe in Landsberg a. W. construirten Petro- 

 leumlampe wird über den Glascyliuder ein conisches Metallrohr ge- 

 schoben, mit welchem ein schräg gestellter Cylinder verbunden ist. Der 

 letztere kann am oberen Ende durch einen Metalldeckel, an dem ab- 

 wärts gerichteten Ende durch eine Sammellinse von geringer Krümmung 

 geschlossen werden. Vor die Linse kann eine in verschiedenen Nuancen 

 blau gefärbte Glasplatte geschoben werden. Als Vortheile dieser Con- 

 struction führt Verf. an : 1) der Metallkörper hält das directe Flammen- 

 licht ab, so dass nur die vom Beleuchtungsapparate des Mikroskopes 

 ausgehenden Strahlen zur Geltung gelangen können. 2) Er schützt 

 den Beobachter auch vor der strahlenden Wärme der Lichtquelle. 

 3) Das in den Beleuchtungsapparat des Mikroskopes gelangende Licht 

 ist milde und gestattet selbst ein andauerndes Arbeiten bei künstlicher 

 Beleuchtung. 4) Die bläuliche Nuancirung des Lichtes ist bei der Be- 

 obachtung weniger störend als das gelbe Licht der offenen Flamme. 



J. Moelhr. 

 Flögel, J. H. L., Mein Dunkel kästen (Zool. Anz. Bd. VI, 1883, 

 p. 566). 



Schon vor längerer Zeit hat Flögel einen Dunkelkasten construirt, 

 welcher beim Mikroskopiren grossen Vortheil gewährt und von vielen be- 

 kannten Forschern warm empfohlen worden ist. Auch Dippel * hat in der 

 neuen Auflage seines Handbuches den FLöoEL'schen Dunkelkasten abge- 

 bildet und besprochen. Im Anschluss an das dort Gesagte fügt Flögel 

 noch einige Bemerkungen über die Anwendung und Wirkung des Apparates 

 hinzu. Die richtige Anbringung der Beleuchtungsöffnung stellt er als 

 Hauptsache hin, dieselbe muss derart placirt sein, dass ihr oberer Rand 

 genau in der Höhe des Mikroskoptisches liegt. Die Wirkung des Appa- 



>) DippEi-, Das Mikroskop Bd. I, p. 752. 



