I, 2. 



Kleinere Mittheilungen. 



249 



die Höhe gehen und sich von dem auf dem Tische liegenden Präparate 

 entfernen. Die Schraube (S'i) unterhalb des Knopfes dient zur Ver- 

 minderung des von demselben zurückzulegenden Weges. 



Um das Instrument mit Erfolg zu gebrauchen, wird man nach An- 

 schrauben desselben imd nach Festklammern des mit grossem und 

 dickem Deckglase versehenen Präparates vorerst den Ring (R) durch 

 seine Stellschraube so einstellen, dass er beinahe dicht auf dem Deck- 

 glase aufliegt; dann ziehe man die Schraube (.^i) unter dem Knopfe so 



weit an, dass auch dieser ganz wenig mehr herabgedrückt werden kann. 

 Nun stelle man den Tubus auf das Object ein, und die Arbeit kann be- 

 ginnen. 



Noch zusammenhängende Gewebe werden (nach Maceration) durch 

 schnelleres und anhaltendes Bewegen des Knopfes und den dadurch 

 veränderlichen Druck des Deckglases ohne Gefahr, vernichtet zu werden, 

 leicht zerlegt und man hat das Object beständig unter bewaffnetem 

 Auge (bis zu 600fach. linear. Vergr. bei einer num. Ap. v. 0'60), kann 

 also jede Veränderung constatiren. Sind die Zellen schon isolirt, so 

 lassen sie sich bei langsamerem Klopfen so unter dem Mikroskop hin- 

 und herrollen, dass man sie von allen Seiten beschauen kann, 



