I, 2. Blochmann: üeber Einbettungsmethoden. 229 



eine von Giesbkecht • und Bütschli ^ fast gleichzeitig aufgefundene 

 Methode beseitigt, bei welcher als Lösungsmittel für Paraffin Chloroform 

 benutzt wird. 



Man erhält im Handel Paraffinsorten von sehr verschiedenem 

 Schmelzpunkt ungefähr von 35 bis 54" C, was von dem grösseren oder 

 geringerem Gehalt an flüchtigen Substanzen abhängt. Am geeignetsten 

 für unsere Zwecke sind zwei Sorten, die bei 45" respective 54" C. 

 schmelzen. Wo es angeht, ist die Einbettung in das härtere, reine 

 Paraffin (bei 54" schmelzbar) vorzuziehen, da sich mit demselben die 

 feinsten Schnitte erzielen lassen. 



Das Einbetten geschieht nun folgendermassen: Das gut ent- 

 wässerte Object wird aus Alkohol in reines Chloroform übergeführt 

 und so lange darin gelassen, bis der Alkohol durch Chloroform ver- 

 drängt ist, was ziemlich rasch geht; daraufbringt man das Object in 

 ein flaches Schälchen mit etwas Chloroform, dem man so viel feinge- 

 schnittenes Paraffin zugefügt hat, dass dasselbe nach Verdunsten des 

 Choroforms das Object noch bedeckt. Dieses Schälchen mit dem Object 

 wird nun einer Temperatur ausgesetzt, welche dem Schmelzpunkt der 

 verwandten Paraffinsorte entspricht. Es geschieht dies am besten in 

 einem mit Gasregulator versehenen Wärmkasten ^. Das Paraffin schmilzt 

 sehr rasch und das Object befindet sich jetzt in einer in Folge der 



1) GiESBRECHT, Zur Schneidctechnik (Zool. Anz. Bd. IV, 1881, p. 483). 



■2) Bütschli, Modification der Paraffineinbettung für mikroskoi)isclie Zwecke 

 (Biol. Centralbl. Bd. I, 1881, p. 591). 



3) KossMANN, Zur Mikrotomtechnik (Zool. Anz. Bd. VI 1883, p. 19). — 

 Im hiesigen Zoologischen Institut verwenden wir Wärmkasten aus Weissblech 

 mit doppelten Wänden, deren Zwischenraum mit Wasser ausgefüllt ist. Es 

 wird so eine möglichst gleichmässige Temperatur erzielt. Unter dem Kasten 

 brennt eine kleine Stichflamme. Der Gaszufluss wird durch einen Reichert- 

 schen Regulator regulirt, der viel compendiöser ist, als der grosse Kemp- 

 BüNSEN'sche Regulator und eine mindestens ebenso feine Regulirung zulässt. 

 Der Regulator sitzt in dem den Zwischenraum der Doppelwand ausfüllenden 

 Wasser, was den Vorzug hat, dass nicht gleich bei jedesmaligem Oeffnen des 

 Kastens eine bedeutende Vermehrung des Gaszuflusses stattfindet. Das Thermo- 

 meter sitzt dagegen natürlich im Luftraum. Das Innere des Kastens wird 

 durch zwei Glastafeln in drei Fächer zerlegt. Die die Vorderwand bildende 

 Glasplatte lässt sich in einer Blechfassung einfach in die Höhe ziehen ; die Blech- 

 fassung selbst jedoch ist nach Art einer Thür in einem Charnier beweglich. 

 Die Maasse eines für alle Zwecke ausreichenden Kastens sind : Länge 25 cm, 

 Höhe 23 cm, Tiefe 16 cm. Der Kasten findet nicht nur beim Einbetten, 

 sondern auch beim Anschmelzen von Serienschnitten ausgiebige Verwen- 

 dung. 



