428 



Referate und Besprecliungen. 



L 3. 



Dem Verf. ist es trotzdem gelungen, dmxh ein neues Mikroskop- 

 modell diese Schwierigkeiten zu beseitigen, welches Kobistka in Mai- 

 land nach seinen Angaben construirte. Bei diesem Modell ist zwar der 

 Tisch bedeutend breiter und geräumiger, allein die Oeffuuug, durch 

 welche die Lichtstrahlen durchtreten, befindet sich in einer Entfernung 

 von nur 4*5 cm vom vorderen Rande des Tisches, so dass die Beleuch- 

 tung keine Einbusse erleidet. Die Säule unterhalb des Tisches befindet 

 sich in gewöhnlicher Stellung, dahingegen ist die vom Tische auf- 

 steigende, den Tubus tragende weit nach hinten gerückt, so dass sie 



15*5 cm weit von der OeflFnung absteht, durch welche die Lichtstrahlen 



ihren Weg nehmen. 



Auf diese Weise misst der Tisch nicht weniger 



als 20 cm von vorn nach hinten. Natürlicherweise bringt diese Ein- 

 richtung eine Unannehmlichkeit mit sich, die nämlich, dass der Beob- 

 achter mit stark vorgebeugtem Kopfe stehen muss, um eine Beobachtung 

 des Präparats zu ermöglichen, was recht ermüden kann, da es sich hier 

 um Präparate von sehr grossem Umfang handelt, deren Prüfung viel 

 Zeit in Anspruch nimmt. — Doch auch diese Unannehmlichkeit hat der 



