430 Keferate und Besprechungen. I, 3. 



Stellung grössere Stabilität zu verleihen, bringt McLaeens in Vorschlag, 

 den Hufeisenfuss drehbar zu machen, sodass er bei geneigter Lage des 

 Tubus nicht vor den Körper des Instrumentes, sondern nach einer 

 Drehung um 180" direct unter dasselbe zu liegen komme. Wegen der 

 geringen Kosten, welche diese Neuerung verursacht und der thatsäch- 

 lichen Vortheile beim Arbeiten mit geneigtem Mikroskop ist der Vor- 

 schlag ganz praktisch zu nennen und dürfte an unsern deutschen In- 

 strumenten Nachahmung finden. Jung {Darmstadt). 

 Zeiss's miner alogical microscope (Journ. R. Microsc. Soc. 



Ser. II. vol III, 1883, pt. 6, p. 900). 

 Dieses Instrument ist ein zu mineralogischen Zwecken verändertes 

 Stativ I mit entsprechender optischer Ausrüstung aus der ZEiss'schen 

 Werkstätte. Demselben ist ein Polarisationsapparat angepasst, dessen 

 Polarisator von einem drehbaren Arme an der unteren Seite des Ob- 

 jecttisches getragen wird und so leicht mit der von einem andern eben- 

 solchen Arme getragenen Cylinderblende gewechselt werden kann. Die 

 Drehung des Polarisators um seine Axe geschieht an einem kurzen Hand- 

 griffe ; eine Feder mit Nase markirt durch Einklappen die jeweilige 

 Drehung von 90 Grad. — Der Analysator besteht aus dem AsBE'schen 

 Analysator-Ocular ' mit einem in 360 Grade getheilten festen Theil- 

 kreise. üeber dem Objectiv befindet sich die in einen seitlichen Schlitz 

 einschiebbare KLEix'sche Quarzdoppelplatte. Der Tisch trägt eine in 

 halbe Grade getheilte Drehscheibe von 90 mm Durchmesser, auf welcher 

 zwei Federklammern befestigt sind. Nicht die Drehscheibe, sondern 

 das Objectiv wird centrirt, was sehr zu befürworten ist, da die vorzüg- 

 lichst gearbeiteten Drehscheiben bei stärkerer Vergrösseruug nie genau 

 gehen. An dem Kopf der Mikrometerschraube befindet sich eine Thei- 

 lung zur ev. Dickenmessnng und zur Bestimmung der Brechungsexpo- 

 nenten von Mineralien. Die übrige optische Ausrüstung ist je nach 

 Wunsch verschieden. Das ganze Instrument ist bis auf jede Einzelheit 

 sehr praktisch und compendiös coustruirt, und bürgt der Name der 

 Firma wohl für tadellose Ausführung desselben. 



Jim(j {Darmstadt). 

 Swift's fine adjustment. (Am. Monthly Microsc. Journ. vol. V, 



1884, No. 2, p. 26). 

 Die Firma Swift in London verwendet zu einigen ihrer Instrumente 

 eine Form feiner Einstellung, welche sich von der meist angewandten 

 Prismenführung mit Kopfschraube wesentlich unterscheidet. Das Prin- 



Cfr. DippEL, Handb. Bd. I, p. 610. 



